464 E. Abbe, 
solche Mikrometerscale, so treten die Theilstriche auf dem farbigen 
Hintergrunde hinreichend kenntlich hervor. Bei Beobachtung discon- 
tinuirlicher Speetren dagegen kann man das an sich dunkle Gesichts- 
feld vorübergehend so weit als erforderlich erhellen, indem man etwas 
diffuses Licht in das Mikroskop gelangen lässt, sei es mittelst der Spie- 
gelung einer Prismenfläche, sei es durch ein Stück weissen Papiers, 
welches man in der Richtung der Axe des Instruments unter dem Prisma 
hinlegt. 
Um den Apparat für dasStudium der Beugungsphänomene geschickt 
zu machen , ist nichts weiter erforderlich, als dass man das Prisma von 
der Fassung des Speetralsystems entferne und an seiner Statt einen Ring 
anschraube oder anstecke, mittelst dessen sich die nöthigen Objecte, 
feine Oeffnungen verschiedener Form, Glasgitter ete., vor der untersten 
Linse befestigen lassen. Um die Liehtstrahlen, welche vom Spalte oder 
von einer anders gestalteten Oeffnung an seiner Stelle ausgehen, in die 
Axe des optischen Systems zu leiten — die jetzt natürlich eine beliebige 
Lage haben darf — kann für die gewöhnlichen Versuche der an jedem 
Mikroskop befindliche Planspiegel verwandt werden. Handelt es sich 
jedoch um vollkommenere Bilder, wie sie gefordert werden, um z. B. 
die Fraunhofer’schen Linien in einem Gitterspectrum sichtbar zu machen, 
so benutzt man ein kleines Reflexionsprisma, welches mittelst eines 
auf den Spiegel aufgeschobenen Ringes vorübergehend an diesem be- 
festigt wird. 
Was nun die theoretische Beurtheilung der Leistungsfähigkeit der 
hier beschriebenen Einrichtung anlangt, so werden hierbei wesentlich 
drei Dinge in Frage kommen: die zu erreichende Vergrösserung, die 
Vollkommenheit der Bilder und die Helligkeit, welche bei einer bestimm- 
ten Vergrösserung erwartet werden darf. — Nach dem, was oben über 
die Funetionen der einzelnen Theile gesagt wurde, wonach das Spec- 
tralsystem das Objectiv , Alles zum Mikroskop gehörige dagegen das 
Ocular eines gewöhnlichen Fernrohrs vertritt, können die für das letz- 
tere giltigen Regeln auch hier zu Grunde gelegt werden. Es darf also 
erstens die Vergrösserung, da der Abstand der Lichtquelle (des Spaltes) 
— ea. 400 Mm. — gegenüber der Brennweite F des Spectralsystems 
— 95 Mm. — schon als sehr beträchtlich erscheint, ohne merklichen 
Fehler dem Verhältniss zwischen dieser und der Aequivalentbrenn- 
weite des Mikroskops gleichgesetzt werden. Gewährt nun das Mikro- 
skop, d. h. irgend eine bestimmte Combination von Objectiv und Ocu- 
lar an demselben, für sich betrachtet eine Vergrösserung = N, diese 
für die gewöhnlich angenommene Sehweite von 250 Mm. berechnet, 50 
ist seine Aequivalentbrennweite f bekanntlich 
EEE 
