Ueber einen Speetralapparat am Mikroskop. 465 
250 
L= = ‚Mm. ; 
N 
demnach die gesuchte Vergrösserungsziffer 
F N—A 4 
T E m, ADOTOU u N. 
t f ee ıbgerundet 10 
Also wird schon durch eine hundertfache Mikro oskopvergrösserung, 
die mit einem ziemlich schwachen System bequem herzustellen ist, die 
Wirkung eines zehnfach vergrössernden Fernrohrs erzielt, also dieselbe, 
welche ein gewöhnliches Spectroskop auf Dreifuss mit Fernrohren von 
etwa zehn Linien Oeffnung meistens gewährt; und man sie ht, dass auch 
eine Steigerung der Ve ergrösserung beträchtlich über das obige Maass 
hinaus immer noch durch Mikroskopsysteme möglich bleibt, welche 
kaum zu den mittleren an den heutigen Instrumenten gerechnet werden. 
In Hinsicht auf das zweite, die Reinheit'und Schärfe der Bilder, 
kann nicht zweifelhaft sein, dass die Anforderungen, welche bei der 
in Rede stehenden Einrichtung gestellt werden müssen, verhältniss- 
mässig höher und also schwieriger zu erfüllen sind wie bei den Con- 
struclionen der gebräuchlichen Art. 
Die Ansprüche an die Vollkommenheit eines Fernrohrobjeetivs, 
durch dessen Vermittelung Bilder von vorgeschriebener Gesammitver- 
srösserung erzielt werden sollen, steigern sich zwar an sich nicht noth- 
wendig mit abnehmender Preni weite und proportional wachsender 
Ocularvergrösserung; sie bleiben jedoch nur dann relativ dieselben, 
wenn die lineare Oeflnung der Linsen in gleichem Verhältniss mit der 
Brennweite abnehmen darf. Da dies nun aber, wegen der Rücksichten 
auf die Lichtstärke im vorliegenden Falle unbedingt ausgeschlossen ist, 
die lineare Oeflnung vielmehr trotz der verminderten Brennweite ein 
bestimmtes Maass einhalten muss, so wird der Oeffnungswinkel der das 
Objectivbild formirenden Sstahlenikegel mit abnehmender Focaldistanz 
rasch grösser und es müssen deshalb die Se hwierigkeiten, das Objectiv 
in dem erforderlichen Grade aberrationsfrei zu machen, beträchtlich 
zunehmen. Indess darf hieraus keineswegs geschlossen Herden dass 
es bei der hier angenommenen E inrichtung unmöglich sei, den: Grad 
der Vollkommenheit zu erreichen, den ein gutes Fernrohr unter sonst 
gleichen Umständen gewährt; es folgt vielmehr daraus nur, dass solches 
Mit denselben einfachen Mitteln nicht möglich sei. Bei den Grössen ver- 
hältnissen der nach der früher gegebenen Beschreibung ausgeführten 
Apparate, bei welchen der Brennweite 25 Mm. eine freie Oeflnung von 
20, resp. 12 Mm. entspricht, der Oeffnungswinkel also nahe 60° resp. 
300 erreicht, konnte also nicht daran gedacht werden, bei einer ge- 
Wöhnlichen ächroritischen Linse als Objectiv stehen zu bleiben; wohl 
