466 E. Abbe, 
aber war zu erwarten, dass durch eine angemessene Gombination aus 
mehreren Linsen die Aberrationen auch für diese grossen Oeffnungen 
sich so weit würden beseitigen lassen, als es zur Erzielung hinreichend 
scharfer Bilder von namhafter Vergrösserung nöthig ist. Dies haben denn 
auch die in der optischen Werkstatt des Herrn Garl Zeiss in Jena aus- 
geführten Instrumente vollkommen bestätigt. Das Sonnenspectrum z. B. 
erscheint bei recht sorgfältiger BRegulirung von Spalt und Prisma in 
allen seinen Theilen so rein und scharf, dass — nach einer beiläufigen 
Schätzung — etwa die Hälfte der in der bekannten Kirchhoff’schen 
Zeichnung aufgeführten Linien wahrgenommen werden können; schon 
bei etwa achtzig- bis hundertfacher Mikroskopvergrösserung ist das 
Fraunhofer’sche D deutlich als Doppellinie und sind die dunkeln Strei- 
fen in der Nähe von G als Gruppen aus sehr vielen feinen Linien zu er- 
kennen. — Selbstverständlich ist dabei vorausgesetzt, dass das Mikro- 
skopsystem, welches man zur Beobachtung des Spectral- oder Beu- 
gungsbildes verwendet, für den in Betracht kommenden Oeffnungswinkel 
(60° resp. 30%) in gleichem Maasse vollkommen , d. h. hinreichend 
aberrationsfrei sei, was bei den schwächeren und mittleren Systemen 
aus den bessern Werkstätten heut zu Tage wohl immer zutreflen wird. 
Was endlich drittens die Lichtstärke des beschriebenen Spectro- 
skops anlangt, so ist leicht zu sehen, dass diese, wie bei jedem Fern- 
rohr, in der Hauptsache nur vom Durchmesser des Objeetivsystems 
abhängt, vorausgesetzt, dass der Oeflnungswinkel des zur Beobachtung 
dienenden Mikroskopsystems mindestens dem Oeflnungswinkel der von 
jenem gelieferten Strahlenkegel gleichkommt ; und zwar wird, wenn 
man von der Verschiedenheit der zufälligen Lichtverluste absieht, die 
gesuchte Lichtstärke im Wesentlichen übereinstimmen mit der eines 
gewöhnlichen Fernrohrs von gleicher Gesammtvergrösserung, dessen 
Objectiv gleichen Durchmesser mit der untersten Linse des Spectral- 
systems besitzt. In den beiden Formen, in denen das Instrument aus- 
geführt wurde, beträgt dieser Durchmesser, wie schon bemerkt, in dem 
einen Falle 20 Mm. , im andern nur 12 Mm. ; und man wird auch über 
das erstere Maass nicht erheblich hinausgehen dürfen, wenn nicht einer- 
seits die Bequemlichkeit der Handhabung, die wesentlich durch die 
compendiöse Form bedingt ist, leiden, andererseits nicht die Herstel- 
lung bedeutend kostspieliger werden soll. Es kann daher die neue 
Einrichtung in Hinsicht auf die Lichtstärke nur mit Fernrohren von 
höchstens mittleren Dimensionen concurriren; in der grössern Form 
ausgeführt, wird sie etwa denen von zehn Linien Durchmesser, die 
man an Spectroskopen gewöhnlich findet, gleichstehen. — Indessen 
hindert diese Beschränkung keineswegs, die Vortheile auszunutzen, 
