| 
\ 
i 
$ 
Į 
$ 
| 
a NN 
Ueber einen Spectralapparat am Mikroskop. 467 
welche der Gebrauch stärkerer Vergrösserungen unter geeigneten Um- 
ständen bieten kann, indem ausser in ganz exceptionellen Fällen grade 
die Lichtstärke — wie dem Verfasser. scheint — das am wenigsten 
entscheidende Moment bei den in Rede stehenden Anwendungen ist. 
Denn benutzt man directes Sonnenlicht, so hat man fastohne Ausnahme 
mehr um Mässigung, als um Steigerung der Helligkeit sich zu bemühen ; 
und wie wenig ausserdem bei grossen Instrumenten auf Ausnutzung 
ihrer Lichtstärke Bedacht genommen wird, ist schon daraus ersichtlich, 
dass man die Beleuchtung des Spaltes durchweg nur mit einem ebenen 
Heliostatspiegel bewirkt findet, wobei, wie sich leicht beweisen lässt, 
wegen des geringen ehe der Sonnenscheibe immer 
nur ungefähr der hundertste Theil von der Fläche des Fernrohrobjectivs 
wirklich nutzbar gemacht wird. Bei Beobachtung von Flammenspectren 
andrerseits ist das Hinderniss für die Wahrnehmung der lichtschwachen 
Theile meistentheils weniger ihre geringe Helligkeit an sich, als viel- 
mehr das gleichzeitige Auftreten intensiverer Stellen innerhalb dessel- 
ben Sehfeldes ; und dieses Hinderniss wird offenbar durch blosse Stei- 
gerung der Lichtstärke, so wünschenswerth diese natürlich ist, nicht 
beseitigt, wohl aber dadana. dass man die intensiv leuchtenden 
Theile thunlichst aus dem Gesichtsfelde entfernt und auch ausserdem 
vom Auge alle Einwirkungen abhält, welche die Empfindlichkeit für 
schwache Lichtreize abstumpfen. Ersteres geschieht bei dem hier in 
Rede stehenden Speetroskop leicht durch eine kleine Drehung des 
Prismas, resp. der Mikroskopaxe, wenn nöthig unter Beihilfe einer das 
Gesichtsteld verengenden Blendung, die man vorübergehend in das 
Ocular einlegt. Für das andere ist es wesentlich — natürlich nur, wenn 
es sich um schwierige Objecte handelt — dass man nicht allein das 
Auge gegen blendendes Seitenlicht schütze, sondern auch die nächste 
Umg gebung des Spaltes und des Mikroskops, soweit von ihr direct oder 
deck Spiegelung an den Prismenflächen Licht in das Gesichtsfeld ge- 
langen kann, möglichst verdunkle; weshalb u. A. der Fuss des In- 
struments am besten mit einem Stück schwarzen Tuchs oder Papiers 
bedeckt gehalten wird. 
Entsprechend dem hier Gesagten macht sich denn auch bei dem 
beschriebenen Apparat ein Bedürfniss nach grösserer Lichtstärke in 
keiner Weise bemerklich. Schon die kleinere Form, bei welcher Lin- 
sensystem und Prisma nur 12 Mm. Durchmesser haben, lässt bei 
Flammenspectren augenscheinlich das Nämliche und des auch mit 
derselben Leichtigkeit erkennen, wie ein Spectralapparat der bekann- 
ten Einrichtung in den donaha aa Dimensionen, und erlaubt u. A. 
