468 E. Abbe, 
das prismatische Sonnenspectrum schon mit Benutzung des Lichtes einer 
hellen Wolke unter schwacher Vergrösserung zu beobachten. 
In Betreff der Aufstellung des Instruments und die Orientirung seiner 
Theile reichen wenige Bemerkungen aus. — Dass der Spalt parallel sei 
der Grundfläche des Stativs, welches ihn trägt, die brechende Kante des 
Prismas parallel dem Zapfen, um den es sich drehen lässt und mit dieser 
senkrecht zur optischen Axe des Spectralsystems — diese drei Bedin- 
gungen können bei der Anfertigung ein für allemal erfüllt werden, we- 
nigstens in soweit, als es irgend erforderlich ist bei einem Gebrauch, 
: bei dem es sich nirgends um exacte Messungen handelt. Dies voraus- 
gesetzt, besteht die Aufstellung in folgenden Manipulationen: 
1. Man stellt Spaltträger und Mikroskop auf einer ebenen Tisch- 
platte ca. 400 Mm. von einander entfernt auf und richtet den Spalt 
nach Augenmaass (vielleicht unter Beihülfe eines kleinen Lineals) senk- 
recht zur Verbindungslinie. 
2. Man befestigt das Spectralsystem in der Tischöffnung des Mi- 
kroskops, so dass die Kanten des Prismas gleichfalls senkrecht zu jener 
Verbindungslinie zu liegen kommen. 
3. Bei Verwendung eines Prismas mit total reflectirender Fläche 
bleibt das Mikroskop vertikal stehen ; bei einem Prisma der gewöhnlichen 
Form dagegen bringt man die Mikroskopaxe in der durch den Spalt 
gehenden Verticalebene annähernd in diejenige geneigte Lage, welche 
der Minimalablenkung der mittleren Strahlen entspricht; wobei es zur 
Vermeidung mehrmaligen Probirens wünschenswerth ist, dass man den 
Betrag dieser Minimalablenkung für das betreffende Prisma vorher be- 
stimmt oder vom Verfertiger die betreffenden Notizen erhalten habe. 
Nach diesen Vorbereitungen wird der Apparat stets so weit orien- 
tirt sein , dass, wenn man den Spalt etwas weit öffnet, auf irgend eine 
Art beleuchtet und sodann mit einer schwachen Vergrösserung (der 
schwächsten , welche das Mikroskop erlaubt) auf den Focus des Objec- 
tivsystems nahe in der Ebene des Tisches einstellt, bei einer Drehung 
des Prismas um seine horizontale Axe sowohl die Spiegelbilder des Spal- 
tes, welche durch Reflexion an den Prismenflächen entstehen, wie auch 
das Speetralbild desselben nacheinander durch das Gesichtsfeld des Mi- 
kroskops hindurch passiren. Die letzte Regulirung von hier aus hat 
nun nichts weiter zu bewirken, als dass jene drei Bilder ungefähr durch 
die Mitte des Gesichtsfeldes hindurchgehen. Man erreicht dies durch 
kleine Drehungen des Prismas um die optische Axe des mit ihm ver- 
bundenen Spectralsystems, welche man, wenn das Mikroskop die Ein- 
richtung eines drehbaren Tisches besitzt, natürlich durch diese, sonst 
aber durch Drehen der Hülse des Systems in der Tischöffnung oder 
REN A 
