nn NE e 
Ueber einen Speetralapparat am Mikroskop. 469 
durch vorsichtiges Verschieben des ganzen Stativs auf seiner Standfläche 
ausführt. — Ist das Genannte annähernd erreicht, so richtet man 
schliesslich das Prisma so, dass das Spectrum grade in der Mitte des 
Gesichtsfeldes erscheint und kann nun, nach Regulirung der Spalt- ; 
breite, zur Betrachtung desselben mit stärkerer Vergrösserung übergehen. 
Für die Beugungserscheinungen sind der Vorbereitungen noch we- 
niger. Hat man an Stelle des Prismas an die Fassung des Linsensystems 
die Blendung befestigt, welche das zu beobachtende Object, eine enge 
Oeflnung, ein Glasgitter oder dergl. trägt, so wird der Planspiegel des 
Mikroskops oder das auf ihm befestigte Reflexionsprisma mit der Hand 
so gerichtet, dass das betreffende Spectrum oder irgend ein Theil des- 
selben in der Mitte des Gesichtsfeldes erscheint. Beobachtet man mit 
einer punktförmigen Lichtquelle, so ist natürlich ihre Stellung gegen 
das Mikroskop völlig gleiehgiltig; sind aber gitterartige Objecte durch 
eine lineare Lichtquelle zu beleuchten, so müssen die Linien des Gitters 
dem Spalte parallel gerichtet werden , wozu die Betrachtung des Bildes 
selbst die nöthigen Anhaltspunkte bietet. 
Es mag noch bemerkt werden, dass bei allen Beobachtungen mit 
Sonnenlicht ein Heliostat keineswegs ein wesentliches Erforderniss ist. 
Ein kleiner planer oder flach concaver Glasspiegel, an einem hinter dem 
Spalte stehenden Stativchen so angebracht, dass man ihn mit der Hand 
beliebig rücken kann, reicht vollkommen aus, das Licht der Sonne, 
(eventuell auch das einer weissen Wolke) so auf den Spalt zu leiten, 
dass es zum Prisma oder zum Mikroskopspiegel gelangt, nur dass man 
alsdann wegen der Bewegung der Sonne öfters nachzuhelfen genö- 
thigt ist. 
Nach der eben gegebenen Anweisung ist der in Rede stehende Ap- 
Parat ohne Umstände und Zeitverlust für den Gebrauch in Stand zu 
Setzen. Seine Handhabung während der Beobachtung ist jedenfalls 
Dicht unbequemer, als die jedes andern Speetroskops, hat vielmehr, 
wegen der compendiöseren Gestalt des Ganzen und wegen der senk- 
rechten oder wenig geneigten Richtung des Sehens eher einen kleinen 
Vortheil gegenüber den anderen Einrichtungen. Namentlich scheint 
dieses der Fall für die Beobachtung der Beugungserscheinungen , die 
man mit dem kleinen Instrument ganz in demselben Umfang, aber mit 
einfacheren Mitteln und weniger Umständen wie mit einem Fernrohr 
zur Anschauung bringen kann. Alle von Scuwern und FRAUNHOFER stu- 
dirten Erscheinungen dieser Classe, besonders die mannigfaltigen Far- 
benspectra , welche enge Gitter, einfach oder paarweise gekreuzt, zei- 
gen, lassen sich theils mit Lampenlicht, theils mit Sonnenlicht auf das 
Schönste vorführen. Bei diesen Versuchen sowohl, wie bei denjenigen 
