492 
suche in dieser Richtung haben meine Hoffnung einer- 
seits fast zur Gewissheit erhoben, anderseits aber ge- 
zeigt, dass jedenfalls Metallthermometer zu diesem 
Zwecke nicht benutzt werden kónnen. 
Ein derartiges Instrument muss, wenn man auch 
nur eine annähernde Genauigkeit von ihm erwartet, 
äusserst fein construirt sein, was seiner praktischen 
Anwendung, bei nicht zu vermeidender Bewegung, 
jedenfalls nur hinderlich sein kann. Ein zweites Hinder- 
niss der Anwendung von Metallthermometern ist der 
Umstand, dass sie, um dem ungeheuren Druck des Was- 
sers Widerstand leisten zu können(bei 2000 Faden Tiefe 
— 6000 Pfd. auf den Quadratzoll) mit einer die Elektri- 
citàt nicht leitenden Flüssigkeit angefüllt sein müssen, in 
der sich die einzelnen inneren Theile des Instruments 
bewegen müssen; die mit der Veränderung der Tempe- 
ratur und dem Druck sich àndernde Cohaesion der F lüs- 
sigkeit lässt keine auch nur annähernde Genauigkeit des 
Instruments zu; aber selbst wenn letzteres der Fall wäre, 
so würden doch die Angaben des Instruments durch 
den Druck beeinträchtigt, der auf den aus zwei Metallen 
von verschiedener Ausdehnung bestehenden Thermo- 
meterstab ausgeübt wird, letzterer möge nun innerhalb 
des Instruments, oder zur grössern Empfindlichkeit aus- 
serhalb angebracht sein. Die beiden Metalle des erwähn- 
ten Stabs lassen sich, soweit meine eigenen Erfahrungen 
reichen, nie ohne zwischenliegende Bläschen anein- 
anderlöthen; an jeder Stelle, wo ein solches Bläschen 
liegt, wird das Metall, welches schwächere Wider 
standskraft besitzt, gegen das andere gedrückt. Die 
Biegung des Thermometerstabes, und folglich auch die 
Angabe des Instrumentes muss sich dadurch ändern. 
Übrigens, wenn selbst keine derartigen Bläschen vor- 
kämen, würde doch der grosse Druck das Volumen 
der Metalle, aus denen der Thermometerstab besteht, 
verringern und folglich auf die Angaben des Instru- 
mentes einen störenden Einfiuss ausüben. Alle diese 
Unzulässlichkeiten werden vermieden, wenn man Glas- 
thermometer, den gewöhnlichen fast ähnlich, anwendet. 
Die einzige Schwierigkeit besteht in ihrer Herstellung, 
namentlich darin, dass in den Wänden der Röhre des 
Thermometers jederseits ein Platinadraht so einge- 
schmolzen wird, dass die beiden Enden der Drähte 
einander gegenüberstehen, nicht über die innern 
Flächen der Röhre hervorragen, nicht mit Glasmasse 
bedeckt sind, und dass der Durchmesser der letztern 
Bulletin de l’Académie Impériale 
491 
ÖL gefüllte Gummiröhrchen aus anderem elastischen 
Material zu machen, da Gummi sich etwas in Öl löst. 
Als vollkommen unpraktisch hat sich die Anwen- 
dung des Morse'schen Telegraphen erwiesen; beim 
geringsten Windzug geht der Papierstreifen zwischen 
den beiden Walzen zur Seite und stört endlich den 
Gang des Uhrwerks; ich liess also denselben gänzlich 
entfernen, so dass der Schreibhebel einfach durch das 
Gerüusch des Anschlagens sein Zeichen gab; es ist 
aber offenbar besser, ein kleines Klingelwerk, wie es 
auf dem Ladoga-See in Anwendung kam, mit dem Re- 
lais zu verbinden; am besten würde man das Klingel- 
werk mit dem Relais, in zwei metallenen Riugen auf- 
gehängt, in dem Kasten des Haspelgestells anbringen, 
unmittelbar über oder neben der Batterie (Fig. I). Der 
zweite Schreibhebel, der oben erwähnt ist, sollte zur 
Selbstregistrirung der Marken der Leine dienen; die 
letztern waren zu dem Zwecke zuerst nicht aus Garn, 
sondern aus Kupferdraht gemacht. Die Rolle unter dem 
Dynamometer (Fig. I, q), über welche die Leine hinweg- 
laufen muss, war senkrecht zu ihrer Achse in zwei 
von einander isolirte metallene Hälften getheilt, die 
einzeln durch Drähte mit einer Batterie und dem zwei- 
ten Schreibhebel in leitender Verbindung standen. 
Glitt nun eine Marke durch die Rinne der Rolle, so 
verband das Kupfer der Marke die beiden Hälften der 
Rolle; ein Strom war hergestellt, und der Schreib- 
hebel gab sein Zeichen auf dem Papier. Befand sich 
keine Marke auf der Rolle, so waren die beiden Hälften 
derselben nicht in leitender Verbindung. Je nachdem 
jede Marke aus zwei, drei oder mehr, auf längere oder 
kürzere Strecken mit Kupferdraht umbundenen Stellen 
bestand, erhielt man für die Hauptmarken auch ver- 
schiedene Zeichen auf dem Papierbande. Auf dem 
Schiffe, auf dem so manches Instrument, welches auf 
dem festen Lande gute Dienste leistet, sich nicht be- 
währt, erwies sich zwar die Selbstregistrirung der 
Marken wohl als möglich, aber als unnütze Compli- 
cation, da auch Marken aus blauem, weissem und 
rothem Tuche leicht direct sich beobachten lassen. 
In meinem oben angeführten frühern Aufsatze sprach 
ich die Hoffnung aus, dass man durch Verbindung 
von besonders construirten Metallthermometern mit 
einer elektrischen Leine alle Temperaturen von der 
Oberfläche bis zum Boden mit einmaligem Hinablassen 
der Leine werde bestimmen kónnen. Vielfache Ver- 
