491 
fanden, so fangen einzelne Quecksilber-Kügelchen an, 
sich von den Sáulchen abzutheilen; bei den Versuchen 
selbst aber hat sich ein solcher Fall nie ereignet. 
Führt man die Drähte rr’ in eine galvanische Kette 
mit Multiplicator oder empfindlichem Relais ein, so 
wird bei Erniedrigung der Temperatur zwischen den 
Spitzen r und ۳ sich bald ein Spiritus-, bald ein Queck- 
silbersäulchen befinden. Ist der zur Construirung des 
Thermometers verwandte Spiritus wasserfrei, so wird 
er die Elektrieität nicht leiten und nur dann ein Strom 
hergestellt sein, wenn ein Quecksilbersüulchen zwi- 
schen r und ۳ durchgeht. Jeder halbe Grad Tem- 
peraturerniedrigung oder Erhóhung wird also ent- 
weder durch Unterbrechung, oder durch Wiederher- 
stellung des Stroms angezeigt. Kennt man die Aus- 
gangstemperatur, so hat man also für jedes erhaltene 
Zeichen nur immer einen halben Grad abzurechnen 
(oder hinzuzufügen), um die jedesmalige Temperatur 
des Mediums, in welchem sich das Thermometer be- 
findet, zu erfahren. Da man beim Meere die Aus- 
gangstemperatur, d. h. die der Oberfläche, immer leicht 
bestimmen kann, so ist auch die Temperatur jeder 
einzelnen Tiefe, bis zu der man das elektrische Ther- 
mometer hinab 18886, bekannt, vorausgesetzt, dieselbe 
nehme nach unten zu entweder bestündig ab oder be- 
stándig zu, wie sich solches nach den bis jetzt ge- 
machten Erfahrungen erwarten lässt. Um sich übrigens 
auch darüber Gewissheit zu verschaffen, kann man - 
dem elektrischen ein Maximum-^ 
hinablassen; die Zahl der Zeichen des elektrischen 
Thermometers muss gerade die doppelte Gradzahl der 
Differenz zwischen Maximal- und Minimaltemperatur 
betragen; ist die Zahl der Zeichen grósser, so sind 
die Thermometer durch eine Schicht gegangen, die 
dem allgemeinen Gesetz nicht folgte. 
Um das Instrument dem Druck des Wassers gänz- 
lich zu entziehen, wird dasselbe in eine starke stählerne 
Büchse eingeschlossen, deren innerer Durchmesser nur 
etwas grösser ist als der Durchmesser des Thermo- 
metergefässes; letzteres taucht selbst und mit seinem 
Drahte rr in etwas eingegossenes Quecksilber oder 
Wasser; dadurch wird einerseits die Mittheilung der 
äusseren Temperatur an das Thermometer schneller 
vermittelt, andererseits wird der elektrische Strom 
durch den Draht dem Quecksilber in der Biichse, 
von letzterer der Büchse und von da dem äusseren 
des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
493 
dabei nicht bedeutend verändert wird. Diese Schwie- 
rigkeiten hat die nicht gewöhnliche Ausdauer und Ge- 
schicklichkeit Hrn. G. Müller’s allhier vollkommen 
gelöst. Fig. V zeigt ein derartiges Instrument. Ausser 
den eben erwähnten Drähten rr’ unterscheidet es sich 
noch dadurch von einem gewöhnlichen Thermometer, 
dass die Röhre desselben mit einer feinen Spitze s in 
das Cylindergefäss p hinabreicht, und dass letzteres 
mit Spiritus und Quecksilber gefüllt ist. In der Röhre 
st befindet sich anfänglich Spiritus; die Theilung der 
Skala in halbe Grade ist nach dem oberen Ende der 
Spiritussäule gemacht. Um das Instrument zur Beob- 
achtung herzurichten, verfährt man folgendermaassen: 
Man erkältet den Cylinder p durch Watte und auf- 
geträufelten Äther bis in die Nähe von 0°; ein Theil 
der Spiritussäule ist dabei aus der Röhre st in das 
Gefäss p übergegangen; indem man nun p mit der Hand 
berührt, erwärmt man allmählich, wobei man anfangs 
das Thermometer so weit auf die Seite neigt, dass das 
Quecksilber in p die Spitze s bedeckt; dadurch wird 
etwas Quecksilber in die Röhre st gelangen; sieht mau, 
dass das obere Ende der Spiritussäule um einen halben 
Grad gestiegen ist, so giebt man, indem man die Er- 
würmung fortsetzt, dem Thermometer wieder die senk- 
rechte Lage; dadurch wird jetzt die Öffnung s von 
Spiritus umgeben sein, und ein Theil des letzteren ge- 
langt in die Röhre st; hat sich das obere Ende der 
Spiritussäule wieder um einen halben Grad gehoben, 
so neigt man das Instrument wieder, bis s mit Queck- 
silber bedeckt ist; dadurch gelangt wieder etwas Queck- 
silber in die Säule; man giebt wieder die senkrechte 
Lage, wenn die Säule wieder um einen halben Grad 
gestiegen ist; indem man so fortfährt, füllt sich die 
Röhre abwechselnd mit kleinen Spiritus- und Queck- 
silbersäulchen, deren Länge je einen halben Grad der 
Theilung beträgt. Das ganze Verfahren verlangt nur 
einige Mimuten Zeit, und bei nur unbedeutender Übung 
bringt man es bald so weit, dass alle Quecksilber- und 
Spiritussäulchen einander vollkommen gleich sind. Die 
Säulchen erhalten sich in ihrer Lage längere Zeit hin- 
durch; eines dieser Thermometer befindet sich bei mir 
seit 1% Jahren im Zimmer, ohne dass die einzelnen 
hoben hätten. Stósse, selbsthundert- 
fach wiederholte, sind nicht im Stande, die gegensei- 
tige Lage der Säulchen zu ändern; nur wenn mehrere 
Wochen lang starke Temperaturveränderungen statt- 
