496 
ändert, so wird man in den meisten Fällen, um nicht 
eine besondere Zeit auf Temperaturbestimmung zu 
verwenden, das Thermometer an der Reserveleine nur 
so lange hinunterlassen, bis das Loth an der Haupt- 
leine den Boden erreicht hat. Man kann auch zu 
gleicher Zeit das Hinunterlassen des Thermometers 
benützen, um mit einem Dathometer Wasserproben 
aus der Tiefe zur Bestimmung ihres specifischen Ge- ` 
wichts in die Hóhe zu bringen. 
Das elektrische Thermometer wird also im Stande 
sein, nicht nur alle Temperaturen von der Oberfläche 
bis zu bedeutender Tiefe bis auf einen halben Grad 
genau anzugeben, sondern, was das Wichtigste dabei 
ist, es giebt dieselben so, wie sie gleichzeitig über- 
einander gelagert sind. Nur dureh solche Kenntniss 
wird es allmählich möglich werden, genaueren Auf- 
schluss über die Temperaturvertheilung im Ocean zu 
erhalten und mithin klarere Begriffe über die unter- 
seeischen Strömungen sich zu verschaffen. Denn ebenso 
wie das Thermometer in der Luft die Änderung der 
Windrichtung angiebt, muss es auch, in’s Meer hinab- 
gelassen, Tiefe, Breite, und, bei einer grösseren An- 
zahl von Messungen, auch die Richtung der unter- 
seeischen Strömungen anzugeben im Stande sein. 
Um ein Urtheil darüber fällen zu können, wie weit 
die Genauigkeit der Skala bei dem Durchgang der 
Elektrieität durch die Röhre des Thermometers verän- 
dert wird, verglich ich ein neu angefertigtes Instrument 
mit einem Normalthermometer. Die folgenden Werthe 
sind Mittel aus je 24 Beobachtungen zwischen 0? und 
20° C. Der anfängliche Fehler des elektrischen Ther- 
mometers war + 0;11. Nachdem dasselbe 36 Stun- 
den lang der Einwirl ines Daniel'schen 
Elementes ausgesetzt war; zeigte es einen Fehler von 
— 0°05, und als die Einwirkung der Elektricität noch 
aty وال‎ fortgesetzt worden war, von — 0,23. Der 
elektrische Strom hatte also, entgegengesetzt den Be- 
obachtungen E. Edlund's für feste Kórper, das Vo- 
lumen des Quecksilbers etwas vermindert. Als zuletzt 
noch während zweier Stunden der Strom durch das 
Thermometer ging, ergab sich ein Fehler von — 05723, 
woraus man schliessen darf, dass für die Dauer einer 
Messung die Veränderungen der Skala vernachlässigt 
werden können. Das elektrische Thermometer blieb 
nun 2 Tage in Ruhe und wurde dann wieder mit dem 
Normalthermometer verglichen. Die 24 Einzelwerthe 
Bulletin de l'Académie Impériale 
495 
Wasser mitgetheilt. Der Draht rr ist mit einem anderen 
in einen Glasstab eingeschmolzenen Draht qq in Ver- 
bindung, der durch den Deckel der Büchse hindurch 
geht und bei g^ mit dem unteren Leitungsende der 
Leine gekoppelt wird. Um das Einäringen von Wasser 
zu vermeiden, hat die Isolirung folgende Einrichtung: 
Der Deckel der Büchse hat eine nach innen sich ver- 
jüngende konische Öffnung, in welche der Glasstab 
mit dem Draht gg’ gelegt wird; der Zwischenraum 
zwischen Glas und dem Deckel wird mit einem leicht- 
flüssigen Metalle, das zugleich ziemliche Härte besitzt, 
z. B. mit Rose'schen Metall, ausgegossen. Über das 
Ganze wird eine Gummiplatte cc, die in der Mitte 
eine Öffnung für den Glasstab hat, gelegt, und durch 
eine andere Platte aus Messing nn, die in der Mitte 
mit einer Röhre versehen ist, an dem Deckel fest- 
geschraubt. Der Zwischenraum zwischen der Messing- 
röhre und dem Glase wird mit heiss eingepresstem 
Guttapercha ausgelegt. Bei mm liegt zwischen Deckel 
und dem unteren Theile der Büchse ein Bleiring, der 
sich bei starkem Anziehen des Schraubengewindes des 
Deckels fest an beide Schnittflächen bei m anlegt. 
Das ganze Instrument braucht etwa 3 Minuten, um 
vollkommen die Temperatur des umgebenden Mediums 
anzunehmen. Versuche, die ich mit ihm in kleinen 
Tiefen (8—10 Faden) in der Newa und auf der Rhede 
von Kopenhagen anstellte, fielen zu meiner vollkom- 
menen Zufriedenheit aus. Leider konnten keine Ver- 
suchein grösseren Tiefen vorgenommen werden. Baron 
Wrangen war beauftragt, vorerst die Möglichkeit 
Tief ermittelst der Elektricitüt 
darzuthun; als ihm diese — Aufgabe gelungen war, 
war es GC? nicht möglich, bei der Eile, mit der did 
Fregatte zurückkehrte, die zu 1۳ سین رو‎ 70 
nothwendige Zeit zu erhalten. Wenn der angewandte 
Verschluss die Büchse selbst bei sehr grossem Druck 
vor dem Eindringen des Wassers schützen kann, so 
ist es keinem Zweifel unterworfen, dass das Instru- 
ment sich eben so in grossen Tiefen bewähren wird, 
wie in kleinen. Wührend man eine Tiefenmessung mit 
der Hauptleine ausführt, wird man ein Thermometer 
an einer Reserveleine hinablassen, es einige Minuten 
lang z. B. bei je 2, 5, 10, 20, 50, 100, 150, 200, 
300 etc. Faden Tiefe erhalten und die bei jeder ein- 
zelnen Tiefe erhaltenen Zeichen notiren. Da die Tem- 
peratur sich hauptsächlich in geringern Tiefen stark 
