498 
letztere gehen beide isolirt zum Loth im Wasser, und 
ihre Leiter sind folglich von gleicher Länge. In das 
obere Ende des einen auf Deck und in das untere des 
anderen in der Nähe des Lothes ist je eine Wider- 
standsrolle eingeschoben: Sind auch letztere beide 
gleich, so wird bei durchgehendem Strom die Nadel 
des Galvanoskops nicht abgelenkt. Die im Lothe wie- 
der vereinigten Ströme gehen hierbei aus demselben 
ins Wasser und von da durch die metallene Schiffs- 
bekleidung zum Zink der Batterie zurück. Haben beide 
letztgenannten Widerstandsrollen gleiche Temperatur, 
so ist ihr Widerstand derselbe; verändert sich die Tem- 
peratur des einen, so wird auch die Intensität des be- 
treffenden Stromzweiges sich ándern und dadurch einer 
der beiden durch das Galvanoskop gehenden Stróme 
stürker werden; die Nadel wird abgelenkt. Um sie 
wieder in die Gleichgewichtslage zu bringen, hat man 
nur die Temperatur der anderen Widerstandsrolle um 
eine gleiche Grösse zu ändern; zu diesem Zwecke ist 
die obere Rolle in ein Wasserbad versenkt. Man hat 
also nur beim Hinablassen des Lothes jedes Mal, wenn 
die Nadel Ablenkung zeigt, die Wanne so lange abzu- 
kühlen oder zu erwürmen, bis die Ablenkung ver- 
schwindet. Ein in die Wanne getauchtes Thermometer 
zeigt die Temperatur derselben an, die gleich sein 
muss der Temperatur der ins Meer hinabgelassenen 
Widerstandsrolle. j - 
So geistreich nun auch der gemachte Vorschlag in 
der That ist, so scheinen doch mehrere Schwierig- 
keiten sich seiner praktischen Verwendung entgegen- 
zustellen. Die Veränderungen der Temperatur des 
Wasserbades werden sich bis auf 20° zu erstrecken 
haben, also jedenfalls nur mit grossen Umständen zu 
bewerkstelligen sein; die Schwierigkeit wird sich bei 
etwas hochgehender See noch bedeutend steigern. 
Ferner werden die auf dem Schiff befindlichen Eisen- 
massen einen nicht unbedeutenden störenden Einfluss 
auf die Gleichgewichtslage der Nadel ausüben, der 
nur bei constantem Standpunkte des Galvanoskops be- 
quem zu eliminiren sein wird. Bei den vorgeschla- 
genen Temperaturmessungen sind nach Obigem zwei 
isolirte Leiter nothwendig, was bei grósseren Tiefen 
die Kosten bedeutend steigert. Der Haupteinwurf aber, 
den man der Methode machen kann, ist jedoch fol- 
gender. Bei Tiefenmessungen kónnen nur móglichst 
dünne Drühte in Anwendung kommen; dabei wird jede 
32 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
497 
für die Differenzen, die sich zwischen 07 und 20^ er- 
gaben, sind fortlaufend in den oberen drei Horizon- 
talreihen enthalten. 
+ 0,51 | — 0,33 | — 0,32 | — 0,29 | — 0,27 — 0,29 | — 0,29 | — 0,27 
— 012 | — 0,18 | — 0,23 | — 0,20 | — 0,21 | — 0,20 | — 0,22 | — 0,05 
+0,03 | + 0,08 | + 0,03 | + 0,07 | + 0,08 +0,09 | + 0,08 | + 0 
+051| 0,25 | 0,22 | 0,26 | 0,23 | 0,20 | 019 |.0,16 
014 | 018 | 009 | 007 | 0,07 | 7 | 0,07 | m 
007 | 0,08 | 008 | 0,10 | 0,09 | 0,06 | 0,08 | 0,08 
Mittel + 0,14. 
Man sieht hieraus, dass das Quecksilber nach zwei- 
tügiger Ruhe noch nicht sein früheres Volumen an- 
genommen hatte, dass solches aber wührend der Ver- 
gleichung bei allmählicher Erwärmung geschah. Die 
unteren 3 Reihen enthalten fortlaufend Differenzbe- 
stimmungen, die sogleich nach den ersten ausgeführt 
wurden und zum Beweis dienen, dass die Verände- 
rungen der Differenzen der oberen Reihen nicht etwa 
in der Ungenauigkeit der Skala ihren Grund haben 
kónnen; alle Werthe derselben sind positiv. Der Null- 
punkt ist um 0251 zu hoch, wovon ungeführ 0525 auf 
fehlerhafte Lage des entsprechenden Theilstriches der 
Skala zu rechnen sind. Sobald thunlich, werden die 
Versuche über Einwirkung der Elektricität auf Queck- 
silber fortgesetzt werden. 
In neuester Zeit haben Werner und Wilhelm Sie- 
mens eine äusserst sinnreiche Methode für fortlaufende 
Beobachtungen der Meerestemperaturen bei Tiefen- 
messungen in Vorschlag gebracht. (S. Poggendorff's 
Annalen, Bd. CXXIX, 4., S. 647.) Sie beruht auf der 
Thatsache, dass der Widerstand der Metalle gegen 
den elektrischen Strom abhängig ist von ihrer Tem- 
peratur. Hierbei wird der von dem Kupfer der Batterie 
ausgehende Strom noch auf Deck durch zwei einge- 
schobene gleiche Widerstandsrollen in zwei gleich 
starke Zweigströme zerlegt, von denen jeder einzelne 
durch Theilung der Leitungsdrähte noch einmal in 2 
Ströme gleicher Intensität getrennt wird. Je eine Hälfte 
von den zwei so erhaltenen Strompaaren geht zu ei- 
nem Galvanometer, doch so, dass ihre Windungen den 
von dem anderen Strompaare kommenden entgegen- 
gesetzt sind. Dei der Voraussetzung gleicher Inten- 
sität beider Ströme wird also die Nadel nicht abge- 
lenkt. Damit erstere erreicht werde, müssen die 
beiden übrig bleibenden Ströme auch gleich stark sein; 
Tome XI. 
- 
