18 



A. B. Meyer: Neue Museums-EmrichtLiniren. 





-1 



I 

 J 



■■J 



r' 



Dor Apparat besteht aus dem Wasserkessel A von verzinktem Eisenblech, mit aufserem halb- 

 cylindrischeni, communicirendem Ansatze nebst Ablarshahn. In den Ansatz miinden das Wasserzuflufsrohr L 

 nnd das Abflufsrohr M, zu "vvelchen Kohren zum Theil GiimmischlaucliG vorwendet werden. Die Heizung des 

 Kessels geschieht vermittelst des durch eine Mauer von ihm getrennten kupfernen Wasscrcirculationsofens B 

 welcher mit Innenfeuerung versehen ist, und von dessen aufserem Mantel die 2 Eohre durch die Mauer bis 

 in den Kessel A fiihren. Auf dem Kessel steht der zur Aufnalime der zu entfcttenden Knochcn bestimmte 

 Kasten C von verzinktem Eisenblech in den genannten Dimensionen, welcher an einem Ende auf dem Wasser- 

 kessel, am anderen auf einem eisernen Bocke I rubt. Am Boden dieses Kastens befindet sich das Benzin- 

 gefafs E angenietet, welches in den "Wasserkessel eicgesetzt wird und dessen obere Oeffnung durch einon 

 Siebdeckel D von verzinktem Eisenblech, auf 3 Fiissen ruhend, verdeckt ist, damit nicht Knochen in die 

 Fiussigkeit fallen konnen. In dem Kasten sind in 2 verschiedonen Hohen, zu beiden Seiten auf Stiitzen 

 ruhend, 4 vSttick verzinkte Eisenrohre, N, eingelegt, auf welchen queriiber je 4 ebensolche Eohre N^ ruhen 

 um die Knochen frei darauf zu lagern, so dafs sie von alien Seiten von den Benzindampfon ^^-etroffen werden 

 konnen. Am oberen Eande des Kastens ist aufsen ringsumlaufend eine Wasserrinne G angebracht in welche 

 der aufsere Eand des Deckels P gestiirzt wird, um mit Hiilfe des Wassers einen luftdichten Yerschlufs her- 

 zustellen. Der Deckel F des Kastens wird durch einen Kiihlwasserkasten mit aufserem Sturzrande gebildet 

 welcher, wie erwahnt, in die Wasserrinne G einpafst. Am oberen Eand ist ein Abflufsrohrstutzen L^ an- 

 gelothet, an welchen der Gummischlauch L angesteckt wird, um das Abflufswasser des Deckels als Zuflufs- 

 wasser zum Kessel A zu fiihren. Das Kiihlwasser wird dem Deckel P durch das Zuflufsrohr H zugeleitet 

 An dem Deckel sind unterhalb halbkugelformige Bucket angelothet, an welchen sich das condensirte Benzin 

 tropfenweise saramelt und beim Abtropfen iiber die im Kasten C befindlichen Knochen lauft, wobei der 

 schragliegende Blechboden das flfissige Benzin immer wieder in das Benzingefafs zuruckfilhrt. An dem 

 Deckel sind 2 im Innoren des Kastens C miindende Eohre, K^ und K^^ angebracht, von denen das eine ein 

 Luftventii, K^, das andere ein Sichcrheitsventil, K^, triigt. Bei zu grofser Dampfspannung offnet sich nun 

 das Sicherheitsventil nach aufsen und der Dampf entweicht, wahrcnd bei Entstchung eines luftverdunnton 

 Eaumes im Kasten das Luftventii sich nach innen offnet und die aufsere Luft zustromcn kann; ohne diese 

 Vorrichtung wiirde das Verschlufswasser im ersten Fall aus der Einne nach aufsen, im zweiten in das Innerc 

 des Kastens gedrangt werden. Die Entleerung des Wasserkessels A und der Wasserrinne G geschieht durch 

 die angebrachten Ablafshahne. Das Kiihlwasser des Deckels wird durch einen eingehangten Saugheber von 

 Eisenrohr entfernt, wahrend das Benzin aus dem Benzingefafs E des Kessels C durch Ausschopfen heraus- 

 gebracht oder vermittelst einer Spritze aufgesogen werden kann. 



Bei der Anfeuerung des Ofens B ist stets darauf zu achten, dafs das Wasser im Kessel A bis 

 zum Ueberlaufrohr M steht, damit auch das Innere des Ofens B voUstandig mit Wasser gefiillt ist ; es konnte 

 sonst eine Schmelzung des Ofens eintreten. Die Bedienung geschieht in bequemer Weiso mit Briquettes; das 

 Wasser kann in kurzer Zeit zum Kochen gebracbt und mit Leichtigkeit kochend erhaltond werden so dafs 

 man in ein paar Tagen in dem grofsen Kasten sehr viele Knochen entfetten kann. Wahrend bei Verwendung 

 des Cylinders etwa 5 Liter Benzin geniigt, mufs man fiir den Kasten etwa 10 Liter in E einfiillen alioin das- 

 selbe Benzin kann, nachdem das gewonnene Fett sich zu Boden gesenkt hat, mehrere Male gebraucht werden. 

 Wahrend der Apparat arbeitet, geniigt es, jede Stunde einmal nachzusehen und nachzufeuern; wahrend dor 

 Nacht lafst man ihn aufser Gang, falls Nachtdionst Schwierigkeitcn verursacht. Irgend welche Explosions- 

 gefahr bietet diese Einrichtung nicht. 



Der Apparat wird von der Firma Aug. Kiihnscherf & Sohne in Dresden angefertigt und 

 kostet mit Cylinder und grofsem Kasten 600 Mark. Er ist bis jetzt fur Museen' in Leiden Liibeck St. 

 Petersburg und Strafsburg, sowie fur eine Naturalienhandlung in Prag her2:estellt worden. 



i. 



I 

 I. 



f 

 I 



% 



\ 



I 



L 

 5 





