Bulletin de l'Académie Imperiale 
ss 
OPOR enthaltenen Flüssigkeit taucht. Das Gefäss hat 
bei R einen Abflusshahn; es erhält bei n seinen Zu- 
fluss aus dem mit dem Refrigerator verbundenen 
Rohre pq, und hat bei o seinen Ausfluss. Um die 
Spindel N vor Einwirkung der durchströmenden 
Flüssigkeit zu schützen und das etwaige Anhaften 
von Luftblasen zu verhindern, ist dieselbe von einem 
Drathnetze oder von einem mit kleinen Löchern ver- 
sehenen Cylinder umgeben, welche jedoch gross ge- 
nug sein müssen, um ein schnelles Ausgleichen der 
Flüssigkeit möglich zu machen. 
Man übersieht, dass wenn das auf der Schale be- 
findliche Gewicht genau dem specifischen Gewichte 
der Flüssigkeit entspricht, der Wagebalken horizon- 
tal stehen und die ausströmende Flüssigkeit über die 
Schneide f hinweg in beide Abtheilungen des Sam- 
melgefüsses zugleich einfliessen wird; bei der gering- 
sten Veründerung des specifischen Gewichtes aber 
wird der Wagebalken und mit ihm das Prisma nach 
einer oder der andern Seite hin eine Neigung erhal- 
ten, wodurch die Flüssigkeit über eine der Seitenflä- 
chen fe oder fg hinweg entweder in die Abtheilung 
DEIH oder GFIH dirigirt wird. — Unter gewissen | 
Umständen kann es wünschenswerth sein, die bei ho- 
rizontaler Lage des Wagebalkens ausströmende Flüs- 
sigkeit besonders aufzufangen. Man giebt alsdann dem 
Gefüsse 3 Abtheilungen, von denen die mittlere so 
klein wie móglich sein muss, und dem prismatischen 
Körper ungefähr die in Fig. 2 abgebildete Form. 
Ich habe einen solchen Apparat auch mit 2 Araeo- 
meterspindeln anfertigen lassen, die an beiden Enden 
des Wagebalkens aufgehängt sind und der Bedingung 
unterworfen sein müssen, dass sie genau gleiches Ge- 
wicht und gleiches Volumen haben. Die Anordnung 
der dazu gehörigen Gefüsse ist aus Fig. 3 ersichtlich. 
$ ist ein mit einer constanten Normalflüssigkeit ge- 
füllter Cylinder, in welche die eine Araeometerspin- 
del taucht. Dieser Cylinder ist mit einem andern TU 
umgeben, in dessen untern Theil das mit dem Refri- 
gerator verbundene Rohr pq einmündet und dessen 
oberer Theil mit dem untern Theil des Gefässes OPQR 
in Verbindung steht. Diese Einrichtung dient dazu, 
um durch angemessene Circulation die Temperatur- 
unterschiede der Normalflüssigkeit und des Destillats 
so viel wie möglich auszugleichen. 
Die Empfindlichkeit des Apparates hängt, abgese- 
hen von der Genauigkeit des Wagebalkens, zunächst 
von dem Volumen der Spindel ab. Es ist sehr bequem 
und erspart viele Rechnung, dieses Volumen auf Litre- 
maass zu reduciren. Beträgt das Volumen der Spin- 
del z. B. 1 Litre, so entspricht 1 Grm. einem Unter- 
schiede von 0,001 des specifischen Gewichts. Für 
ein Decilitre- Volumen würde ein Decigramme dieselbe 
Bedeutung haben. Da dieser Apparat nicht zu speci- 
fischen Gewichtsbestimmungen dienen soll, sondern in 
den meisten Fällen nur rein practische Zwecke haben 
wird, so darf man sich schon einige Abweichung von 
der sonst bei solchen Apparaten üblichen aber kost- 
spieligen Genauigkeit erlauben. Der enorme Fehler 
von 10%, wenn er bei der Anfertigung der Literspin- 
del begangen würde, wird doch nur die 4te Decimal- 
stelle des specifischen Gewichtes afficiren, während in 
dem Apparate selbst aus der Wirkung der auf den 
Paletten herabstrómenden Flüssigkeit eine Fehler- 
quelle hervorgeht, welche, je nach der Grósse der 
Spindeln eine geringere oder grössere Unsicherheit 
bei Auffangen des Destillates erzeugt, die aber, wie 
die Erfahrung gezeigt hat, bei nur einigermaassen gut 
construirten Apparaten das practische Bedürfniss mehr 
als befriedigt. In dieser Beziehung ist zu bemerken, 
dass die bei hi (Fig. 1) ausstrómende Flüssigkeit nur 
eine möglichst geringe Geschwindigkeit haben darf 
und dass der Winkel efg des Prisma’s möglichst klein 
sein muss. Ist ab Fig. 4 die Entfernung der Schneide 
des Wagebalkens, de die halbe Breite oder bei run- 
den Röhren der Radius der Ausflussöffnung, so lässt 
sich, wie aus der Zeichnung ersichtlich, der Winkel 
und die Seiten des Prisma’s leicht construiren, indem 
man die Linie ae und db zieht und < fde = < edb 
macht. Es lüsst sich aber leicht beweisen, dass dieser 
Winkel ein Minimum ist, wenn ac — cb und adb ein 
gleichschenkeliges Dick ist. Indessen wird man 
| wohl thun, sich nicht streng an diese Construction zu 
halten x die Linie cd etwas grósser als die halbe 
Ausflussóffnung anzunehmen, auch den Bogen fb et- 
was grósser als die doppelte UN zu ma- 
chen. 
Es sei v das Volumen der in dem Gefässe OPQR 
(Fig. 1) enthaltenen Flüssigkeit, p deren specifisches 
Gewicht; wird nun ein Volumen v' einer Flüssigkeit 
vom spec. Gew. p so allmülig zugegossen, dass das 
