139 



Ballefin de l*itcadeiiiie Imp^riale 



140 



tfber eine vollstandige Temperatar-Compensa-IIlohren und Gefasse in den letzteren 10 — 40 Male 



tion des Wag -Barometers, von H. Wild. (Lu 



le 24 fevrier 1870.) 



Als es sich im Jahre 1862 darum liandelte, ftir die 

 Sternwarte in Bern ein selbstregistrirendes Barometer 

 zu erstellen, wahlte icb dazu das von Mori and ange- 



dasselbe den Vortheil 



gebene Wagbarom 



gewahrt, die bewegende Kraft beliebig vergrossern zu 

 konnen und weil die dabei stattfindende Wagung des 

 Luftdnickes eo ipso eine Unabhangigkeit seiner An- 

 gaben von der Temperatiir zu involviren schien. Die 

 Construction, welche ich sclion damals diesem Instru- 

 mente gab, wich tibrigens, wie die Beschreibung des- 

 selben*) i 

 Rom eim 



aher zeigt, von der durch Pater Seccbi in 

 efuhrten wesentlich dadurch ab, dass icb 



der Eisenrohre zur Benutzung einer Glasrohre 



mehr Quecksilber zu dem Ende hiitte enthalten sein 



mussen. 



Da ich seither unabhangig von Radau's Berech- 

 nungsweise die Bedingnngen der Temperatur- Com- 

 pensation beim Wagbarometer in einer mehr concre- 

 ten Form untersucht habe und dabei im Wesentlicheu 

 zu denselbeii Resultaten gelangt bin, so stellte ich mir 

 bei der Construction und Prufung eines neuen sclbst- 



registrirender Wagbaroraeters ftir das physikalische 

 Central-Observatorium unter Anderem auch die Auf- 

 gabe, die Folgerungen aus dieser Theorie experimen- 

 tell zu priifen. Die gegenwartige Notiz ist einer vor- 

 laufigen Darstellung dieser Untersucbung und einer 

 daraus hervorgegangenen vollstandigen Temperatur- 

 Compensation des Wagbarometers gewidmet. 



und von den colossalen Maschiuen-Dimensionen, die] Ich werde zuerst mit wenigen Worten die anfang- 



Secchi seinera Apparate gegeben hatte, zu den hand- 1 liche Einrichtung des neuen "Wagbarometers beschrei- 



lichen eines physikalischenlnstrumenteszuriickkehrte. 



Diese, die Bestandigkeit des Apparates und die Sicher- 



heit seiner Angaben befordernde Construction g 



ben. Ein nach W. Weber's Vorschlag statt mit Schnei- 



den mit 2 Federn aufgehangter Wagebalken tragt an 



einem Armende cardanisch vermittelst eines Biigels 



nach dreijahriger ununterbrochener Function I aufgehangt die oben und unten zu cylindrischen Ge- 



meines Registrir-Barometers im Miirz 1867 ^) aus den | fassen erweiterte Barometerrohre, welche bei mittlerem 



Zasammenstellungen der Aufzeichriungeu desselben 



den Jahren 1864 bis 66 mit den directen Beobachtu 



Barometerstande bis zur Mitte der Lange des untern 

 Gefasses in einen mit Quecksilber gefiillten Glascylin- 

 der eintaucht. Der Halter dieses Glascylinders steht 

 durch feste Eisenschienen in unmittelbarer Verbin- 

 dung mit dem Trager des Wagebalkens. Der andere 

 Arm des Wagebalkens spaltet sich in zwei cylindrische 

 mit verstellbaren Bleigewichten versehene Stahlstabe, 



eine, horizoutale, hauptsachlich zur 

 des Rohrenorewichts auf der audern Seite, 



von denen der 



gen einen entschiedenen und nicht unbetrachtlichen 

 Einfluss der Temperatur auf die Angaben desselben 

 zu erkennen, was mich zuerst zu einer theoretischen 

 Untersuchnng der Wirkungsweise dieses Instrumentes 

 und des, wie ich dabei bald erkannte, ziemlich com- 

 pUcirten Einflnsses der Temperatur auf dasselbe ver- 

 anlasste. Ehe ich indessen diese Untersucbung vollen- 



det hatte, erschien in der Zeitschrift «Les Mondes» I der andere, schief nach unten gehende, zur Vermeh 

 eine vollstandige Theorie des Wagbarometers durch rung oder Yerminderung der Empfindlichkeit der Wage 

 Radau in Paris, die ein Jahr spater voUstandiger 



auch in Poggendorff's Annalen^) publicirt wurde. 

 In den letztern Entwickelungen weist Radau nach, 

 wie die experimentellen Bemiihungen Secchi's und 

 Anderer zur Erzielung einer Temperatur-Compensa- 

 tion durchaus fruchtlos geblieben sind, weil je nach 

 der Einrichtung dieser Apparate uud der Gestalt der 



d. 1. des einer 



Anderung des Barometer 





1) Die selbstregistrirenden Instrumente der Sterawarte in Bern. 

 Repertorium der physikal. Technik von Carl. Bd. 11. 



2) Schweizerische Meteorologische Beobaclxtungen 3. Jahrgang 

 1866. Beflage A. 



S) Zor Geschichte und Theorie des Wagebaroraeters von K. 

 Kadau, Poggendorff's Annalen Bd. 133 S. 430. 1868. 



standes entsprechenden Ausschlages des Zeigers be 

 stimmt ist. Die Registrirung des Standes dieses Zei 

 gers erfolgt fast genau gleich wie beim fruheren Ap 

 parate und kann hier, als unv 

 Betrachtung, Gbergangen werden 

 Das Schema unseres Apparate: 



esentlich fur unsere 



>, an welches sich die 

 theoretische Betrachtung anzuknupfen hat, wird dem- 

 nach durch die nebenstehende Figur darzustellen sein, 

 in der wir bloss in Abweichung von der Wirklichkeit 

 der Allgemeinheit der Betrachtung halber den Quer- 

 schnitt der unteren Erweiterung der Barometerrohre 



