54 



brechung der Vorder- und Hinterwand derselben durch die far 

 bige Lösung hindurch auf den Spiegel fallen konnte, ohne dass 

 fremdes (weisses) Licht in den Apparat gelangte. Zu diesem 

 Zwecke griffen auch ein paar seitliche schwarze Leisten der Kästen 

 lichtdicht über die Seitenwände des grösseren Mikroskopkastens. 

 Die Apparate waren so genau gearbeitet, dass das weisse Tages- 

 licht völlig ausgeschlossen wurde. Eine kleine, gut eingepasste 

 Klappe in der Höhe der Mikrometerschraube ermöglichte von Zeit 

 zu Zeit die genaue Einstellung des Objectes. 



Dieser, mit einigen Abweichungen nach den Angaben Bor- 

 scow's 1 ) construirte Apparat ist in den Fällen, in denen die zu 

 beobachtende Haarzelle keinen grösseren Raum einnimmt, als das 

 Gesichtsfeld des Mikroskops (wie z. B. bei den Zellen der Staub- 

 fadenhaare der Tradescantia virginica bei nicht zu starker Ver- 

 grösserung), sehr gut brauchbar. In solchen Fällen jedoch, wo, 

 wie gerade bei Urtica, und namentlich bei starken Vergrösserun- 

 gen, nur ein kleines Stück der Haarzelle auf einmal übersehen 

 wird, ist derselbe nicht anwendbar oder doch unpraktisch und un- 

 sicher. Zwar giebt Boräcow an 2 ), dass er das Präparat vorsichtig 

 hin- und herbewegt habe, so dass bald dieser, bald jener Theil 

 des Haares beleuchtet wurde, indessen ist dieses ohne Oeffnung 

 des Apparates für längere Zeit nicht „wohl gut möglich und ein 

 langes Eindringen weissen Lichtes dabei unvermeidlich, es sei 

 denn, dass man die zweite Vorrichtung BoriScow's anwende und 

 das Mikroskop nur mit schwarzem Callico umwickele 3 ). Um die- 

 sem Uebelstande abzuhelfen, wurde, hauptsächlich nach den An- 

 gaben von Professor Pringsheim, von Herrn Mechanikus Carl Zeiss 

 in Jena ein Apparat 4 ) construirt, den ich kurzweg als 



Pringsheim's Dunkelkammer 



bezeichnen will, und der alle Vorzüge einer sehr bequemen Hand- 

 habung, völligen Ausschluss weissen Lichtes, sichere Verschiebung 

 des Objectes ohne Oeffnung des Apparates u. s. w. besitzt. Der- 

 selbe zeigt folgende Einrichtung (Taf. I, 1 — 4) : Ein kreisrunder, 

 innen überall geschwärzter Messingkasten (Fig. 1, A; Fig. 2. in 

 der Ansicht von oben nach entferntem Deckel) von dem grössten 

 Durchmesser des betreffenden Objecttisches besitzt einen lichtdicht 

 in einem Falz liegenden Messingdeckel, der, genau centrirt, eine 

 mittlere Oeffnung mit geschlitztem Cylinderaufsatz hat (Fig. 1), 

 durch welchen der Tubus des Mikroskopes lichtdicht sich in den 

 Kasten, wenn dieser auf dem Objecttische befestigt ist, einführen 

 lässt. Sollte dieses durch die Messingfassung allein noch nicht 



*)' a. a. 0. pag. 315. 



2 ) a. a. 0. pag. 322. 



3 ) Borscow a. a. 0. pag 316. 



4 ) Herr Zeiss fertigt den Apparat in eleganter Ausstattung (ohne Etuis, doch 

 mit solider Verpackung) für Stative von mittlerer Grösse zum Preise von 6 Thlr; 

 für grössere Stative ist der Preis etwas höher. Das Mikroskop muss dabei einge- 

 sendet werden. Ebenso sind von Herrn Zeiss die oben beschriebenen füllbaren Ob- 

 jectträger zu einem geringen Preise zu beziehen. 



