55 



erreicht werden, so wird hier ein Kautschukverband angelegt. In 

 seinem Boden besitzt der Messingkasten (die Dunkelkammer) eine 

 mittlere Kreisöffnung (Fig. 2 d) von der Weite der Oeffnung 

 im Objecttische, mit Schraubengewinde für die hier einzusetzen- 

 den Cylinder. Auf dem Boden der Dunkelkammer bewegt sich 

 nun zwischen zwei Metallschienen (Fig. 2, a) ein Schlitten (Fig. 

 2. b.), der etwas höher ist, als die ihn leitenden Schienen, und 

 welcher in der Mitte, über der Oeffnung im Objecttische und der- 

 jenigen im Boden der Dunkelkammer, einen langgezogenen Aus- 

 schnitt (Fig. 2 c) hat, ausserdem an seinem einen Ende eine 

 starke Messingklammer (Fig. 2, k) zum Festhalten des Object- 

 trägers besitzt. Die Bewegung dieses Schlittens geschieht nun 

 in folgender Weise. Durch die Wand der Dunkelkammer geht 

 von aussen her, durch ein Schraubengewinde geführt, eine 

 Mikrometerschraube (Fig. 1 b; Fig. 2, m), die an den Schlit- 

 ten stösst — nicht an ihm befestigt ist — und diesen bei einer 

 Drehung nach rechts in der Richtung des Pfeiles bewegt, mit ihm 

 das darauf befindliche Präparat. Bei einer Rückwärtsbewegung 

 der Mikrometerschraube nach Links drücken dann zwei starke 

 Metallfedern (f in Fig. 2) , die bei g an den Wänden der Kam- 

 mer befestigt sind, den Schlitten langsam nach entgegengesetzter 

 Richtung. Der Spielraum der Verschiebung betrug bei dem an- 

 gewendeten Apparate jederseits über den Rand der Oeffnung im 

 Objecttisch (d) hinaus 12 mm., mehr als genügend für die be- 

 treffenden Untersuchungen. Wird nun das zu beobachtende Haar 

 in die Mitte des Gesichtsfeldes und zugleich in die Längsachse 

 der Oeffnungen c und d gelegt, was durch Drehen der Object- 

 platte, so lange der Deckel der Dunkelkammer noch nicht auf- 

 gelegt ist, leicht erreicht wird, so ist eine Uebersicht des Ob- 

 jectes in allen seinen Theilen beim Drehen der Mikrometerschraube 

 möglich. Für andere, breitere Objecte, wie die Haarzellen der 

 Nesseln, dürfte sich eine doppelte Schlittenverschiebung durch 

 zwei Mikrometerschrauben, wie sie den grösseren Instrumenten 

 von Schiek beigegeben ist, empfehlen. 



In diese Dunkelkammer wird nun das gewünschte Licht auf 

 folgende Weise eingeführt. Ist die Dunkelkammer auf den Object- 

 tisch des Mikroskopes gesetzt, so wird von unten her durch die Oeff- 

 nung des letzteren hindurch in das Schraubengewinde der Oeff- 

 nung d der kurze starke Cylinder A (Fig. 3) mit dem Gewinde a 

 eingeschranbt. Dieser erhält die Dunkelkammer in richtiger Lage 

 und ermöglicht gleichzeitig eine Drehung derselben auf dem Ob- 

 jecttische ohne Verschiebung. In den Cylinder A wird ein klei- 

 nerer Cylinder B, Fig. 3, (in Fig. 3 B. besonders dargestellt) mit 

 geschlitztem Mantel eingeschraubt, bestimmt, die Röhren mit den 

 gefärbten Flüssigkeiten aufzunehmen und festzuhalten. Die letz- 

 teren sind starke Glasröhren, 2 l / 2 Centimeter lang, und in einen 

 kurzen Messingcylinder (Fig. 1, c; Fig. 3 C) so eingekittet, dass 

 am oberen Ende der Messingcylinder mit seinem Rande den Glas- 

 cylinder um so viel überragt, als die später aufzulegende, ver- 

 schliessende Glasscheibe dick ist, am unteren Ende aber beide 



