222 



sondern man ermittelt auf diese Weise die während eines längeren 

 Zeitraums herrschende Darchschnittstemperatur, der Apparat ist ein 

 Thermograph. Da er die Summe aller einzelnen Wärmewirkungen 

 in der ganzen geleisteten Arbeit der Verdampfung zur Anschauung 

 bringt, so scheint mir der Name Thermointegrator geeignet zu 

 sein, ihn von den bekannten Thermographen zu unterscheiden. Die 

 Einrichtung desselben ging zunächst aus Beobachtungen über die 

 Wasserverdampfung hervor. Vielfache Versuche, nach der Art 

 des Atmometers eine konstante Beziehung zwischen der Temperatur 

 und der Verdampfungsmenge festzustellen, missglückten, weil der 

 Gegendruck eindringender Luftfeuchtigkeit nicht beseitigt werden 

 konnte. Erst durch Anwendung einer Fettschicht als Sperrmittel 

 wurde diese Schwierigkeit beseitigt. Eine mit eingeschliffenem 

 Glasstöpsel verschli essbare und mit konzentrierter Schwefelsäure 

 teilweise gefüllte Glasflasche kann nämlich durch geringes Einfetten 

 des Stöpsels gegen den in der äusseren Luft vorhandenen Wasser- 

 dampf so vollständig abgeschlossen werden, dass sie selbst bei 

 grossem Durchmesser des Stöpsels und in einer mit Wasserdampf 

 ganz gesättigten Atmosphäre im Laufe von 24 Stunden noch nicht 

 ein Milligramm schwerer wird. Wenn daher Wasser in einer nur 

 ähnlich verschlossenen Flasche verdunstet, so ist auf den Dampf- 

 druck innerhalb derselben die atmosphärische Feuchtigkeit ganz 

 ohne Einfluss und man kann ihn auf einer konstanten minimalen 

 Höhe erhalten, wenn nur dafür gesorgt wird, dass die Oberfläche 

 der absorbierenden Schwefelsäure hinreichend gross ist. Um- 

 gekehrt erkennt man deshalb aus dem Gewichtsverlust der in der 

 Atmosphäre der Schwefelsäure befindlichen Wasserbehälter, ob die 

 Absorption unverändert fortdauert oder nicht. Durch den er- 

 wähnten Verschluss der Glasflaschen war übrigens nur der Ueber- 

 tritt der Feuchtigkeit gehindert, jede Veränderung im 

 äusseren Luftdruck hatte sich bald auf das Innere der Flasche 

 übertragen. 



In solche Flaschen von meist V2 1 Inhalt wurden nun einer- 

 seits offene Glasröhren gebracht, welche an der anderen Seite zur 

 Aufnahme des Wassers kugelförmig aufgeblasen waren. Wenn 

 man die Röhren in der Schwefelsäure ähnlich wie ein Aräometer 

 schwimmen lassen will, so lässt man sie in geringer Entfernung 

 von der erweiterten Oeffnung zu einer zweiten grösseren Kugel 

 ausblasen. Am bequemsten für die Ausführung der Versuche ist 

 es, in der Mitte der Flasche eine kurze, oben offene Röhre zu be- 

 festigen, welche einige Versuchsröhren aufnimmt und selbst keine 

 Schwefelsäure enthält, so dass man jene Röhren ohne weiteres 

 herausnehmen und auf die Wage setzen kann. Es genügen dann 

 einfache Kugelröhren der ersten Art, und sie geben nach den vor- 

 liegenden Erfahrungen mindestens mit den anderen gleich gute 

 Resultate. Die Weite der Versuchsröhren schwankte bei den 

 nachstehenden Versuchen zwischen 5 und 7 mm, die Länge des 

 engeren Teils zwischen 49 und 82 mm, die Röhren No. 1 bis 6 

 hatten eine zweite kugelförmige Erweiterung, die beiden letzten 



