229 



3.17 mg Verdunstung 6 Meter von den ersteren entfernt unmittel- 

 bar an der äusseren Umfassungsmauer aufgestellt. Sie blieben 

 dort vom 13. Juli bis zum 23. August, und der Wasserverlust 

 ergab nachher für die beiden Röhren an der Innenseite der 

 Kirche eine Durchschnittswärme von 15.51° und 15.47'', für die 

 beiden anderen von 15.8° und 15.7°. In dieser Jahreszeit der 

 zunehmenden Wärme war also nach der Aussenseite der Kirche 

 hin eine etwas höhere Temperatur nachgewiesen und der grösste 

 wahrgenommene Unterschied für neben einander stehende Apparate 

 betrug Vio Grad. 



Wie bereits bemerkt, wichen die zu den beschriebenen Ver- 

 suchen benutzten Kugelröhren sowohl im Durchmesser als nament- 

 lich in der Länge bedeutend von einander ab, da sie jedoch über- 

 einstimmende Temperaturen ergaben, so kann ich mich darauf 

 beschränken, über eine derselben genauere Angaben zu machen. 

 Die Glasröhre Nr. 8 mit einer Kugel hatte einen inneren Durch- 

 messer von 6Y2 mm, in der Kugel von 18 mm, die Länge des 

 engeren Teils der Röhre betrug 82 mm und die Entfernung der 

 Wasserstandsmarke in der Kugel von der Oeffnung der Röhre 

 91 mm. Wie aus der Tabelle ersichtlich ist, verliert diese Kugel- 

 röhre bei 11.2° und einem Barometerstande von 761 mm in 

 24 Stunden 8 mg an trockene Luft. Auch die Röhre Nr. 7 war, 

 wie schon erwähnt wurde, eine einfache Kugelröhre, sie stimmt in 

 ihren Resultaten besonders gut mit Nr. 8 überein, und die aus 

 beiden in verschiedenen Flaschen, aber unter übrigens gleichen 

 Umständen verdunstenden Wassermengen hielten sich in allen 

 Versuchen innerhalb der Grenzen von 1 zu 1.211 und zu 1.205. 

 Da man geringe Aenderungen im Querschnitt der Röhren schwer 

 erkennt, so ist es unerlässlich, für alle zu genauen Versuchen be- 

 stimmten Röhren durch etwa achttägige Beobachtung unter gleich- 

 zeitiger Wärmemessung oder mit Hülfe einer schon justierten 

 Röhre die Menge des in 24 Stunden verdunstenden Wassers direkt 

 zu bestimmen. 



Für länger dauernde Beobachtungen bis zu einem Zeiträume 

 von vier Wochen empfehle ich Kugelröhren von ungefähr 70 mm 

 Länge, 6 mm innerer Weite und einem Kugeldurchmesser von 

 20 mm, für Beobachtungen bis zu 12 Wochen eine Länge der 

 Röhren von 60 mm, eine Weite von 3 mm und einem Kugel- 

 durchmesser von 30 mm. Für Beobachtungen von einem oder 

 einigen Tagen nimmt man dagegen der grösseren Genauigkeit 

 wegen kürzere und weitere Röhren. 



Die zur Bestimmung der Temperatur der äusseren Luft mit 

 dem Wasser-Thermointegrator in Bremen erforderlichen Abzugs- 

 glieder berechnen sich für die einzelnen Monate des Jahres auf: 

 Januar —0.1°, Februar —0.1°, März -0,2°, April —0.2°, Mai 

 —0.2°, Juni —0.25°, Juli —0.3°, August —0.25°, September —0.2, 

 Oktober —0.2°, November —0.1°, Dezember —0.1°. 



Mit leichter verdunstenden Flüssigkeiten, wie mit Aether, 

 lässt sich unzweifelhaft eine grössere Empfindlichkeit für Temperatur- 



