34 Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 



die dieser Apparat bietet, sind erstens die Steigerung des Auf- 

 lösungsvermögens durch die Anwendung des sehr kurzwelligen 

 Lichtes. Ferner ist damit die Durchlässigkeit der Objekte für 

 ultraviolettes Licht leicht zu prüfen mit Benutzung der Photographie. 

 Zahlreiche im weißen Licht durchsichtige Objekte zeigen nämlich 

 im ultravioletten Licht beträchtliche Unterschiede in der Durch- 

 lässigkeit. Drittens ist die physiologische Wirkung der ultra- 

 violetten Strahlen auf lebende Objekte bequem zu untersuchen. 



In der vorliegenden Arbeit habe ich mich besonders mit der 

 Frage nach der physiologischen Wirkung der ultravioletten Strahlen 

 auf pflanzliche Objekte beschäftigt, hielt es aber für nötig, vor 

 Beginn dieser Untersuchung mich über die Durchlässigkeit der 

 Gewebe, Zellen und Zellelemente zu orientieren. Denn wenn wir 

 wissen, wie die einzelnen Zellelemente das Licht absorbieren, und 

 wie weit bei der Bestrahlung durch die natürliche Lage über- 

 einander — die Zellen werden nur von einer Seite bestrahlt — 

 die oberen Teile geschützt sind, so gelangen wir dadurch zu einer 

 richtigeren Beurteilung der Wirkungen, die durch das ultraviolette 

 Licht in den lebenden Zellen hervorgebracht werden. 



Die für die Untersuchung benutzte Kohl ersehe Einrichtung 

 besteht in der Hauptsache aus zwei Teilen, dem Beleuchtungs- 

 apparat und der photographischen Vorrichtung. 



Die Magnesiumlinie von 280 juu Wellenlänge wird dadurch 

 gewonnen, daß das Funkenlicht zweier Magnesiumelektroden spektral 

 zerlegt wird. Zur Gewinnung der Funken wird Gleichstrom von 

 110 Volt in einen Induktor geleitet, der mit den Elektrodenhaltern 

 verbunden ist. Die Unterbrechung des Stromes wird durch einen 

 Simon sehen Flüssigkeitsunterbrecher (eine Abänderung desWeh- 

 nelt -Unterbrechers) erzielt. 



Sämtliche Linsen und Prismen sind an dem Beleuchtungs- 

 apparate aus Quarz, da Glas die ultravioletten Strahlen nur bis 

 290 jli/u Wellenlänge hindurchtreten läßt. Die von dem über- 

 springenden Funken ausgehenden Strahlen werden durch einen 

 Kollimator parallel gemacht und auf die Seitenfläche eines Quarz- 

 prismas geworfen, Dann, von einem zweiten Quarzprisma noch 

 einmal gebrochen, fallen sie auf den Kollektor, der sie zu einem 

 etwa zehnmal vergrößerten Bilde des Funkens vereinigt, das auf 

 einem den Strahlen entgegengestellten fluoreszierenden Schirm 

 leuchtend sichtbar wird. Die Strahlen haben durch die beiden 

 Prismen eine Ablenkung von 90° erfahren. Alle diese Teile des 

 Beleuchtungsapparates sind auf einer optischen Bank verschiebbar 

 angebracht. Durch ein unter dem Mikroskop befindliches Prisma 

 werden die ultravioletten Strahlen dann senkrecht nach oben re- 

 flektiert. Im Diaphragmenträger des Abb eschen Beleuchtungs- 

 apparates liegt eine Uranglasplatte mit eingeätzter Kreislinie, auf 

 der das Funkenbild in die Achse des Mikroskops eingestellt werden 

 kann. Darüber befindet sich ein Kondensator aus Bergkristall, 

 durch den die Strahlen in der Objektebene zu einem Brennpunkte 

 vereinigt werden. Für die Prüfung der Durchlässigkeit der Ob- 

 jekte mit Hilfe der Photographie sind auch Quarz-Objektive und 



