Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 35 



Okulare anzuwenden. Über dem Mikroskop befindet sich an einer verti- 

 kalen drehbaren Eisenstange die verschiebbare Kamera. 3 Quarz- 

 objektive (I. 5,7 mm, n. A. 0,35; LT. 2,5 mm, n. A. 0,85; III. 1,7 mm, n. A. 

 1,25) sind dem Apparat beigegeben. Nach der Wahl des Objektives 

 richtet sich auch bei den Aufnahmen die des Kondensorsystems. 

 Für die schwächsten Monochromate ist das zweilinsige Kondensor- 

 system anzuwenden, für die stärkeren Monochromate wählte ich 

 nur den dreilinsigen Kondensor. Für die beiden stärkeren Systeme 

 sind abgestimmte Glyzerinimmersionen vorhanden. Als Objektträger 

 dienen senkrecht zur Achse geschliffene Plättchen aus Bergkristall 

 von nur kleinem Formate 25 : 30 mm, die zur bequemeren Han- 

 tierung auf die Heidenhainschen Aluminiumobjektträger geschoben 

 werden. Die Deckgläschen sind dünne, kreisrunde Plättchen aus 

 amorphem Quarz von etwa 12 mm Durchmesser. 



Auf die Einstellung der Objekte gehe ich später ein. 



Bei den Untersuchungen über die physiologische Einwirkung 

 dieser Strahlen auf Pflanzenzellen wurde das Deckgläschen durch 

 ein gewöhnliches aus Glas ersetzt. Bei der Beobachtung ohne 

 andere Beleuchtung zeigt sich dann im Gesichtsfeld an der Stelle, 

 wo die ultravioletten Strahlen das Deckglas treffen, ein gelblicher 

 Fluoreszenzfleck, so daß es leicht möglich ist, das zu bestrahlende 

 Objekt genau in den Brennpunkt der Strahlen zu bringen. Bei 

 allen diesen Untersuchungen benutzte ich nur den zweilinsigen 

 Kondensor. 



Die Drähte für den primären Strom wurden an die Klemm- 

 schrauben 6 und 8 des Induktoriums angelegt. Durch verstellbare 

 Widerstände konnte die Stromstärke im Primärstrom von 1,5 — 2,8 

 Amp. verändert werden. Die Elektroden bestanden aus Magnesium- 

 draht. Bei Intensitäten von 2 Amp. abwärts benutzte ich als 

 obere Elektrode Magnesiumband, um dadurch das mit schwächeren 

 Intensitäten immer stärker werdende Hin- und Herflackern des 

 Funkens abzuschwächen. Die Elektroden müssen, da besonders 

 das Band schnell abbrennt, oft nachgestellt werden und das un- 

 regelmäßig abbrennende Band beschnitten werden. Die Länge 

 des Funkens wird möglichst konstant auf 1 mm gehalten. 



Für manche Objekte erwies sich aber die strahlende Energie 

 im Brennpunkte auch der schwächeren Intensitäten als noch zu 

 schädlich. Ich mußte also die Intensität noch weiter herabsetzen. 

 Bei Stromstärken unter 1,4 Amp. sprang der Funken nicht mehr 

 regelmäßig genug über. Für viele Versuche war auch ein größeres 

 Bestrahlungsfeld nötig, als es der Brennpunkt gab. Ich verstellte 

 daher den Kondensor, so daß ich in der Ebene des Objektes ein 

 Bestrahlungsfeld von 1 cm Durchmesser bekam, was mit Hilfe 

 von Fluoreszenzpapier leicht genau herzustellen ist. Dadurch er- 

 halte ich auch zugleich ein Bestrahlungsfeld von viel schwächerer 

 Intensität. Bei allen Versuchen mit einem Bestrahlungsfeld von 

 1 cm Durchmesser habe ich dies durch die Bemerkung „diffus" 

 gekennzeichnet. 



Das Mikroskop stand mitten auf dem dazugehörigen Tische 

 und war mit der Fußplatte 40 cm vom Kollektor des Beleuchtungs- 



3* 



