38 Schulze, Über die Einwirkung der Lichtstrahlen etc. 



sind, so absorbieren im weißen Licht noch gut durchlässige Objekte 

 vom ultravioletten Lichte schon mehr und heben sich daher stärker 

 auf der Platte ab. Kleine Unterschiede in der Durchlässigkeit im 

 weißen Licht werden im ultravioletten Licht stärker. Die An- 

 wendung des kurzwelligen Lichtes, wodurch auf den Photogrammen 

 die deutliche Differenzierung von einzelnen Gewebepartien und 

 Zellelementen erzielt wird, kann aber zuweilen auch nachteilig 

 werden insofern, als Elemente, die im weißen Licht noch deutliche 

 Strukturen zeigen, für das Licht von 280 /j, t u Wellenlänge wegen 

 der stärkeren Absorption dieser Strahlen völlig undurchlässig und 

 strukturlos sind. Dies tritt deutlich hervor, wenn wir die Bilder 

 der mit weißem und ultraviolettem Licht aufgenommenen Endo- 

 dermiszelle von Iris germanica, Tafel I, Figur 3 und 4 vergleichen. 



Vor der Erläuterung der einzelnen Photographien will ich 

 auf die Einstellung der Objekte für die Aufnahme noch näher 

 eingehen. 



Die Einstellung durch einfache Beobachtung ist nicht möglich, 

 da die durchfallenden ultravioletten Strahlen kein Bild in unserm 

 Auge ergeben. Eine Einstellung auf einer fluoreszierenden, die 

 Mattscheibe der Kamera vertretenden Platte ist wegen der schwachen 

 Helligkeit des Fluoreszenzlichtes auch nicht zu erzielen. Köhler 

 hat daher ein künstliches Auge für die Strahlen in dem sogenannten 

 Sucher konstruiert, der aus einer Linsenkombination aus Quarz, 

 die das abbildende System des Auges vertritt, und aus einer 

 fluoreszierenden Platte, die die Netzhaut vorstellt, besteht. Dieses 

 künstliche Auge wird über das Okular gebracht und das Bild, das 

 auf der fluoreszierenden Platte zustande kommt, beobachtet. 



Das Bild, das durch die Fluoreszenz des vom ultravioletten 

 Licht getroffenen Objektes hervorgebracht wird, wird durch eine 

 Vorrichtung in dem Sucher abgeblendet, so daß nur das vom 

 durchfallenden ultravioletten Licht entstandene Bild auf der Platte 

 zu sehen ist. Dieses Bild zeigt aber ein gewisses Korn, weil das 

 erregende Licht stets eine endliche, wenn auch nur kleine Strecke 

 in die Platte eindriDgt, ehe es vollständig absorbiert wird. Das 

 Bild auf der Uranglasplatte zeigt also keine große Klarheit, reicht 

 aber aus zur Orientierung über die Durchlässigkeit gröberer Ge- 

 webeteile. Jedoch hat Köhler noch ein geeigneteres Verfahren 

 angegeben. x ) 



Die Einstellung wird darnach mit monochromatischem Licht 

 vorgenommen. Das Präparat wird mit Natriumlicht zur Einstellung 

 beleuchtet. Das Licht wird von einem Bunsenbrenner geliefert, 

 der zwischen Mikroskop und Beleuchtungsapparat steht, und in 

 dessen Flamme ein mit geschmolzenem Natriumsalz getränkter 

 Bimsstein streifen hineinragt. Der Wechsel zwischen Beleuchtung 

 mit w Natrium- und ultraviolettem Licht vollzieht sich so sehr rasch 

 und bequem. Obgleich das Auflösungsvermögen der Objektive bei 



x ) Köhler, Swingles Einstellungsverfahren für die Mikrophotographie 

 mit u.-v. Licht. (Zeitschr. f. wissensch. Mikroskopie u. Technik. Bd. 24. Heft 4. 

 p. 363.) 



