Bulletin de l'Académie Imperiale 
dies geschehen, findet sich a. a. O. nicht und doch 
` schien es historisch vielleicht nicht uninteressant, die- 
sen Zeitpunkt zu fixiren. Es stellt sich nun heraus, 
dass diese nähere Angabe in dem erwähnten Abdruck 
in Pogg. Ann. sonderbarerweise weggelassen ist. Im 
Originalartikel — Bulletin scientifique de UA, Impér. 
des Sciences de St.-Pétersb. T. IX ist p. 182 aus- 
drücklich hinzugefügt, dass die Apparate vorgezeigt 
wurden in der Sitzung der. Akademie vom 24. April 
(6. Mai) 1840 — also vor der englischen Reise. Der 
gütigen Hülfe des Herrn Akademikers Schiefner ver- 
danke ich die Auffindung eines Protokolls jener, von 
Jacobi erwühnten Sitzung ; dasselbe befindet sich im 
Bulletin scientifique de l'Ac. ete. T. VII p. 96 (ge- 
druckt 1840) und ist in ihm ausdrücklich erwühnt, 
dass Jacobi jene Apparate vorgezeigt habe. Somit 
ist bewiesen, dass Jacobi zum Mindesten gleichzeitig 
mit Wheatstone und von ihm unabhängig seine zwei 
Apparate erfunden hat, welche er zwar Regulatoren 
nannte, die aber durch die Möglichkeit einer relativen 
Messung der aus- und eingeschaltenen Widerstánde 
‚offenbar als Rheostaten dienen konnten. Der erste (Pog- 
gend. Ann. Bd. LIV Taf. II. Fig. 7) bestand aus zwei 
E $ Er  Kupferplatten in einem mit Kupfervitriollósung ge- 
— fülten Kasten, der durch eine Thonplatte in zwei 
Abschnitte getheilt war. Von den beiden, einander 
TY parallelen Platten war die eine unbeweglich, die an- 
dere, an eine oberhalb befindliche Schraube befe- 
 Stigt, konnte sich selbst parallel verschoben werden. 
Die, zwischen den Platten befindliche Flüssigkeits- 
sáule bildete den veränderlichen Widerstand. Der 
- zweite Apparat (ib. Fig. S) bestand aus zwei Cylindern 
mit gemeinschaftlicher Axe, aus Marmor und Messing 
mit entgegensetzt geschnittenen Schraubengángen, in 
welche ein Draht (Messing oder Neusilber) eingelegt 
war, der zwischen den beiden Cylindern durch ein 
rollendes Gewicht gespannt, herabhing. Durch Dre- 
hen der Cylinder wurde der Draht von dem einen 
auf den andern Cylinder hinübergewunden und so der 
Gesammtwiderstand veründert. Die Anzahl der Um- 
drehungen konnte gemessen und bis auf 0,001 bequem 
. abgeschätzt werden. Bei mehrfachen Messungen fan- 
den sich Differenzen bis zu 3,75 Linien Neusilber- 
draht von 0,2 Linien Durchmesser. 
. Etwas später beschrieb Jacobi seinen Voltago- 
meter, der als Jacobi's Agometer allgemein bekannt 
ist — Bull. se. de PAc. de St.-Pétersb. T. X. 1849, M 
p. 285 und Pogg. Ann. Bd. LIX 1843 p. 145 (Taf. T, 
Fig. 1, 2 und 3). Der Apparat enthielt einen Platin- 
draht von 80' Lünge und 0,0219 Zoll. engl. Durch- 
messer. | 
Wheatstone's bekannte Apparate, die im August 
1840 bereits fertig gewesen sind, finden sich Pogg. 
Ann. LXII, p. 509 beschrieben. Für Ketten mit grossen 
Widerstünden benutzte er (1. c. Taf. II, Fig. 12) zwei 
parallele Cylinder von -6 Zoll Länge und 1,5 Zoll. 
Durchmesser und Messingdraht von 0,01 Zoll Darch- ` 
messer. Für Ketten mit geringem Widerstande be- ` 
nutzte Whéatstone einen Apparat, der (ib. Fig. 13) : 
mit dem Jacobischen Agometer geradezu identisch 
war: ein Holz-Cylinder von 10,5 Zoll Länge und 
3,25 Zoll Durchmesser mit darauf gewundenen 108 
Umgängen Kupferdraht von '/, Zoll Dicke; darüber 
ein Metallstab mit auf den Draht drückenden, glei- 
tenden Schlitten etc. St 
Im Jahre 1856 gab Pierre eine Modification des — 
ersten Wheatstone'schen Rheostaten an, indem er 
mit dem Draht ein, mit Theilung versehenes, isoli- 
rendes Band laufen liess. 
Poggendorff beschrieb seinen ersten Apparat im 
Jahre 1841 (Pogg. Aun. LII, p. 511, Taf. IIL, Fig. 1). 
Ein verticales Holzbrett, 3' hoch, 4" breit, 1,5" dick — 
iit 4 darauf festgezogenen Neusilberdrähten von 
0,166 Par. Linien Dicke. Je zwei Drähte konnten - 
durch zwei verschiebbare, metallische Klammern an 
beliebiger Stelle verbunden werden, wodurch die ein- > 
geschaltene Drahtlänge beliebig variirt und durch ` — 
eine auf das Brett geklebte Scala gemessen werden 
konnte. Ein zweites horizontales Instrument enthielt 
im Ganzen 50 Par. Fuss. Neusilberdraht von 0,166 
Par. Lin. Dicke. In veränderter Form (unter dem Na- ` 
men Rheochord bekannt) ist dieser Apparat vielfach ` — 
benutzt worden, z. B. von Beetz bei verschiedenen — 
Arbeiten (P. A. CXVII, p. 5; CXXVIII, p. 202 ete. a 
eine weitere Modification gab Du Bois Reymond 
an, Abhandl. der Berl. Akad. 1862, p. 123. 
Zu feineren Versuchen wohl kaum brauchbar ist ` 
der 1853 von Page angegebene Rheostat, Dinglers — 
Journal CXXIX p. 53, Taf. II, Fig. 2. Ein Neusilber- ` 
streifen ist in den Spiralausschnitt eines runden Vers 3 
tikalen Holzbrettes eingelegt, welches um seine hori- 
zontale Axe rotirt. Daneben ein isolirter vertikaler — 
