415 
Rulletin de l'Académie Imperiale 
416 
Draht gesteckt sind. In dem, mit Scala versehenen 
Capilarrohr steckt ein zweiter, steifer Draht, der mit 
der Hand hin und hergezogen werden kann. Die Glas- 
rühre, also auch das Capilarrohr bis zu diesem Draht, 
ist mit Cu SO* Lósung gefüllt. Der veránderliche Wi- 
derstand besteht aus der Flüssigkeitssäule innerhalb 
der Capilarróhre, vom unteren Ende derselben bis zu 
dem unteren Ende des inneren, beweglichen Drahtes. 
Für sehr grosse Widerstánde, wo es auf Feinheit 
der Messung nicht ankommt, haben Siemens (Ding- 
ler's Journal CLXXXVII, 1868, p. 302, Tab. V, Fig. 6), 
Regnard (Fortschr. d. Ph. 1858, p. 441) und Ber- 
geat (Brix. Z. Jahrg. IV, p. 272) Apparate erfunden. 
Bei dem Letzteren ist als Widerstandseinheit ein Mes- 
- singdraht von 140”” Länge und 8,88 Gramm Gewicht 
angenommen; er zeigt nicht mehr als 0,1 dieser Ein- 
heit noch genau an. 
Wir wollen nun betrachten, in wieweit die ange- 
führten Apparate den nothwendigen Bedingungen ge- 
nügen, um bei feinen Messungen angewandt werden zu 
kónnen. Bei der Einfachheit der Frage kónnen wir 
uns kurz fassen. Ein guter Rheostat, der im Stande 
würe geringen Variationen einer gegebenen 
Widerstandsmasse genau und sicher zu folgen, 
müsste folgenden drei Hauptbedingungen genügen : 
1) Bei gleicher Einstellung muss der eingeschaltene 
Widerstand immer wieder genau denselben Werth 
haben oder, wie man sagen kónnte: die Einstel- 
lung muss eine vóllig sichere sein. 
2) Der Rheostat muss die Möglichkeit gewähren kleine, 
absolute Widerstandsgróssen noch anzuzeigen, d.h. 
die, der kleinsten messbaren Veránderung in der 
Einstellung des Instrumentes entsprechende Ver- 
. änderung des Widerstandes muss eine möglichst 
kleine Grósse sein. 
3) Der absolute Widerstandswerth der einzelnen Theile 
des Rheostaten muss móglichst wenig von Zeit und 
Temperatur abhángig sein. 
Es lassen sich nun aber alle die Rheostaten in 5 
Gruppen theilen : 
I. Draht-Rheostaten mit einfachem Metallcontact — 
Poggendorff, Carl, Jacobi (Agometer), Wheat- 
stone, Page. 
II. Draht- Rheostaten mit innigem Metallcontact — 
Wheatstone's und Jacobi's erste Rheostaten. 
III. Draht-Rheostaten mit Quecksilbercontact —Rheo- 
chord von Poggendorff, Jacobi's Quecksilber- 
voltagometer, F. C. G. Müller und Crova. 
IV. Rheostaten mit Flüssigkeitssäulen — Jacobi, Gal-- 
lois, Crova, Bequerel und Pierre. 
V. Reiner Quecksilberrheostat — Müller in Wesel 
und der, im nächsten $ zu besprechende. neue 
Rheostat von Jacobi. 
Keine der ersten vier Gruppen erfüllt die oben er- 
wühnten drei Bedingungen. Die erste Gruppe erfüllt 
nicht die erste jener Bedingungen; der ungenügende 
Contact, das kleinste zwischen Draht und Rolle gera- 
thende Stáubchen veründern oft sehr bedeutend den 
eingeschaltenen Widerstand. In der zweiten Gruppe 
ist nun zwar dieser Übelstand vermieden, dafür aber 
die dritte Bedingung nicht erfüllt: die vielen Span- 
nungen und Biegungen der Dráhte verándern den 
Widerstandswerth derselben in hohem Grade. Als die 
besten erwiesen sich bisher noch die Rheostaten der 
dritten Gruppe und doch hinderten die Veránderlich- 
keit des Drahtes, nicht ganz sicher anzugebende Grenze ` 
des Quecksilbers, leichte Erwärmung des Drahtes etc. 
etc., den Beobachtungen diejenige Sicherheit und 
Schärfe zu verleihen, welche allgemein bei galvano- 
metrischen Versuchen, besonders aber beim Studium 
der Ursachen, welche eine Veründerung des Wider- 
standes hervorrufen, wünschenswerth sein müssen. Bei ` 
der vierten Gruppe ist, abgesehen von stórender Po- ` 
larisation, die zweite Bedingung meist entfernt nicht 
erfüllt. Es bleibt der, im Princip gewiss vortreffliche 
Quecksilberrheostat von Müller in Wesel, dessen Ge- - 
sammteinrichtung aber kaum zu einer in der Feinheit 
sehr weit gehenden Messung geeignet ist. Auch ist es 
mir nicht bekannt, dass derselbe je durch eine grós- 
sere galvanometrische Untersuchung geprüft worden 
wäre. 
Eine vollständige Erfüllung der obigen drei Bedin- 
gungen finden wir in dem neuen Quecksilberrheostaten 
von M. H. v. Jacobi. 
§ 2. 
Der neue Rheostat und seine verschiedenen Theile ` : 
sind abgebildet Taf. I und II Fig. 1 — 8. Fig. ! 
ist die Vorderansicht, Fig. 3 ein gewisser horizon ` ` 
taler Durchschnitt, Fig. 4, 7 und 8 Seitenansichten Ce 
einzelner Theile etc. In allen Zeichnungen sind die 
