419 
Bulletin de l'Académie Impériale 
420 
DO A ee 
dargestellt ist. Der untere Theil mm (Fig. 3) dersel- 
ben ist an die Schieferplatte befestigt; an diesen un- 
teren Theil ist auch der Eisenstab ib' (Fig. 1) durch 
die Schraube (Fig. 1, 9, 4) festgeschraubt. Die obe- 
ren Enden der beiden Stative sind durch eine grat- 
fórmige Stange verbunden, die bei D festgeschraubt 
ist und bei Æ sich rundlich erweitert — s. die Seiten- 
ansicht in Fig. 1, den Querschnitt in Fig. 4 und die 
Oberansicht in Fig. 5. Die Messingsáulen, 0,5" lang 
und 22"" dick, gehen mit den oberen Zapfen E durch 
die erweiterten Stellen jener Querstange und sind 
vermittelst der Messingplatten op (Fig. 3 und Fig. 1) 
mit je drei Schrauben an die Schieferplatte befestigt. 
Die unbewegliche Röhre bBCe wird nur von der obe- 
ren Querstange getragen und zwar so, dass an diese 
zwei horizontale Messingplatten FB und GC (Fig. 5 
und 7) geschraubt sind, welche an ihren Enden zwei 
kurze röhrenförmige Ansätze B tragen (Fig. 1 und 7); 
durch diese geht die dünne Röhre hindurch und wird 
auf diese Weise festgehalten. Sie hat zwei Mal 560^" 
vertikale Länge bei 5”” äusserem Diameter, der 
obere horizontale Theil BC (Fig. 1, 3 und 5) hat 
100"" Länge bei 7"" äusserem Diameter (auf der 
Fig. 1 ist diese Röhre viel zu dünn angegeben!). Jede 
der beiden Messingsäulen ist von einer beweglichen 
Messingröhre AR — s. Fig. 1, 2 und Fig. 7 um- 
geben. Auf der vorderen Seite (Fig. 1, rechts in 
Fig. 7) trägt die Säule eine Zahnstange, in welche 
die mit Zahnrad versehene Schraube H eingreift. 
Es ist klar, dass durch Drehen dieser Schraube die 
Messingröhre A D an der Säule oE hinauf- und 
hinunterbewegt werden kann. Auf der anderen Seite 
(hinten auf Fig. 1, links auf Fig. 7) ist in die Säule 
eine Millimeterscala eingelassen (Fig. 2), welche man 
durch einen länglichen Ausschnitt in der Messing- 
röhre A'B'C'E' (Fig. 2 und 7) sehen kann; an die- 
sen Ausschnitt ist auch der. Nonius K’ (Fig. 2) an- 
gebracht. An ihrem unteren Ende trägt die Mes- 
singröhre A B' eine kreisrunde Messingplatte F (Fig. 1, 
2, 6 und 7), an welche mit zwei Schrauben (Fig. 6) 
eine gebogene Messingplatte G H P befestigt ist; 
Fig. 6 zeigt diese Platte von oben, Fig. 7 von der 
Seite. An den Enden Z befindet sich zum Festhalten 
der beweglichen Röhren D'd' (Fig. 1, rechte Seite) 
eine Vorrichtung D', die aus Fig. 1, 6 und 7 wohl 
ohne jede weitere Erklärung klar sein wird. Ausser- 
dem trägt die Kreisplatte F” F’ noch eine Lupe Z 
(Fig. 7) dem Ausschnitt C' E (Fig. 2 u. 7) gegenüber 
zum genaueren Ablesen von Scala und Nonius. Auf 
Fig. 9 sind alle an die Kreisplatte F’ EI befestigten 
Theile weggelassen. 
Hiermit ist die Beschreibung des eigentlichen Rheo- 
staten beendigt, und dürfte die Art seines Gebrauches 
wohl ohne Weiteres klar sein: durch Hin- und Her- 
drehen der Schraube 8’ hebt oder senkt sich die Mes- 
singröhre A’ B' und mit ihr die umschliessenden Róh- 
ren D'd', wodurch eine Quecksilbersäule aus- oder 
eingeschlossen wird, deren Lánge auf das Genaueste 
durch Ablesungen an dem Nonius Æ (Fig. 2) mit 
Zuhülfenahme der Lupe Z/ (Fig. 7) bestimmt werden 
kann. Die Scale geht von 0”” bis 400^", doch ist es 
fast unmöglich, über den 350sten Scalentheil hinaus 
zu beobachten; die O befindet sich oben, die 400 ganz 
unten. n 
Ich gehe nun über zur Beschreibung der von Hrn. 
v. Jacobi getroffenen Einrichtung zur Benutzung und 
Einschaltung des Apparates. Zur praktischen Ver- 
wendung des Rheostaten und auch zur Untersuchung 
desselben construirte Herr v. Jacobi eine Leiter- 
combination, deren Gesammtheit der bekannten Wheat- 
stone’schen Brücke entspricht. Zu diesem Zwecke 
sind in der Schieferplatte noch vier runde Öffnungen 
ausgeschnitten, in welchen vier, halb mit Quecksilber 
gefüllte Glasgefässe r (Fig. 3 u. 8) von 45”” Höhe 
und 45"" Durchmesser stehen. Diese Gefässe sind 
durch gebogene und mit Quecksilber gefüllte Glas- 
rühren sg mit den Gefässen aa’ (Fig. 1 u. 3) ver- 
bunden. Auf Fig. 8 ist diese Combination von der 
Seite dargestellt; der in der Mitte der Röhren sg 
aufgesetzte Theil y (Fig. 8) dient dazu eine, beim , 
Füllen etwa in der Röhre gebliebene Luftblase in 
sich aufzunehmen. Die Gefásse r sind mit Deckeln 
versehen, deren jeder an zwei Stellen durchbohrt ist; 
durch die eine Durchbohrung gehen die Röhren 98, 
durch die andere vernickelte Kupferbügel: der Bügel 
xy, der die beiden mittleren Gefässe 7 mit dem Strom- 
schliesser y verbindet und die beiden Bügel wv, die 
die seitlichen Gefásse r mit den Glasgefüssen vw ver- 
binden. Der Stromschliesser y besteht aus einem klei- 
nen cylindrischen Holzgefáss von etwa 15"" Höhe, 
auf dessen Boden eine Kupferscheibe gelegt ist; auf 
dieser liegt eine an 2— 3 Stellen durchbohrte Holz- 
