e 
421 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
422 
scheibe, die nicht ganz bis an den Rand des Holz- 
cylinders reicht und durch eine feste, diesen Rand 
durchbohrende Quernadel gehalten wird. Die Óffnun- 
gen in der Holzscheibe werden mit Quecksilber voll- 
gegossen, welches mit der darunter befindlichen Kup- 
ferscheibe einen ausgezeichnet sicheren Contact liefert. 
Die mit Quecksilber gefüllten, aus zwei, durch eine 
Róhre verbundenen weiteren Cylindern bestehenden 
Glasgefüsse vw ruhen in besonderen Betten aus der 
oben erwähnten Guttapercha- Stearin-Wachs-Masse. 
An den Ecken des Tisches sind zwei Holzstücke 2 
festgeschraubt, in welche zwei cylindrische Vertie- 
fungen 8 und y gebohrt sind, die unter einander und 
mit w durch vernickelte Kupferbügel verbunden sind. 
In 8 tauchen die starken Kupferdrähte fba, die bei 
a an einen Jacobischen Agometer festgeschraubt sind, 
dessen Draht mit den beiden Seiten der metallischen 
Axe in Verbindung steht. Dieser Theil der Combina- 
tion war ursprünglich anders eingerichtet. Herr von 
Jacobi hatte die Absicht gehabt, alle Verbindungs- 
theile aus Hg herzustellen; zu diesem Zwecke befand 
sich auf der Strecke ff statt des Agometers und der 
beiden Kupferdrähte eine aus der obigen Masse ver- 
fertigte, mit Hg gefüllte Rinne, in welche ein Stift 
tauchte, der sich längs der mit Scala versehenen 
Rinne verschieben liess und durch welche der Haupt- 
strom eintrat. Einige, noch bei Lebzeiten des Erfin- 
ders von Herrn Akademiker Wild unternommenen 
Versuche hatten jedoch gezeigt, dass es dieser Com- 
bination an der nothwendigen Stabilität fehlte, was 
eine Folge von Niveauveränderungen und Strömungen 
in der Quecksilberrinne sein mochte., Herr Akade- 
miker Wild ersetzte daher die Rinne durch den Ago 
meter. Der bei + eintretende Strom verzweigt sich im 
Punkte ò, die beiden Zweige 88 hatten einen unver- 
änderlichen Widerstand. Der ungenügende Contact 
im Punkte 3 kann wohl auf die Stärke des Haupt- 
stromes, nicht aber auf das Vertheilungsverhältniss 
der Ströme in der Brückencombination von Einfluss 
‚sein. Bei x kommen die beiden Zweige wieder zusam- 
men, so dass der Strom bei zyo wieder austritt. Bei 
8 tauchen ausserdem auch noch die Drähte der Brücke 
ein, in welche das Galvanometer eingeschlossen ist. 
Es entsprechen somit die mit 7, à, B, 7, 9 bezeich- 
neten Punkte den gleichnamigen Punkten des Sche- 
mas Fig. 9. Die wichtigsten Theile des Apparates, 
vor Allem die beiden Scalen, sind von Hrn. Brauer, 
verfertigt. Als Galvanometer diente ein grossartig 
ausgeführter, neuer, zu absoluten Messungen einge- 
richteter Apparat mit Spiegel und Scala, auf dessen 
nähere Beschreibung ich hier nicht einzugehen habe. 
Als Batterie, deren Drähte bei y und + endigten, ge- 
brauchte ich zwei Daniell'sche Elemente von 125"" 
Dieke und 170"" Hóhe der Flüssigkeit; das Kupfer 
befand sich innerhalb der Thongefässe. Überblickt 
man noch einmal die ganze Construction, so sieht 
man, dass der Apparat eigentlich aus zwei von ein- 
ander unabhüngigen Rheostaten besteht, die in zwei 
entsprechende Zweige der Brückencombination ein- 
geschalten sind. Wir werden weiterhin die beiden 
Rheostaten mit I und II bezeichnen (s. Fig. 1 und 3). 
Der Kürze wegen wollen wir unter «Einstellung» 
eines Rheostaten eine solehe Einstellung desselben 
verstehen, bei weleher der Strom in der Brücke Null 
ist. Die Widerstände der beiden constanten Brücken- 
zweige 98 wollen wir stets mit P und Q bezeichnen. 
Es war bei fast allen Versuchen sehr nahe P gleich Q. 
$ 3. 
Die Untersuchung des Rheostaten begann ich mit 
Feststellung, ob und in wie weit derselbe den im $ 1 
angeführten Bedingungen genüge. Was die erreich- 
bare Genauigkeit der Einstellung betrifft, so erhielt 
ich — allerdings mit Hülfe des oben erwähnten vor- 
trefflichen Galvanometers — das Resultat, dass, wenn 
bei einer gewissen Lage des Rheostaten noch ein deut- 
licher Ausschlag des Galvanometers bemerklich war, 
eine Veränderung der Einstellung um einen Theilstrich 
des Nonius (0,1””) genügte, um bereits wieder einen 
deutlichen Ausschlag (2— 3 Scalentheile im Fernrohr) 
nach der umgekehrten Seite zu erhalten. Die Veránde- 
rung des Widerstandes betrug dabei nur etwa 0,00001 
Siemenscher Einheit (zwei Quecksilbersäulen von 0,1%” 
Länge und 5"" Dicke!). Damit ist die grosse Genauig- 
keit der Einstellung bewiesen. Wohl zu unterscheiden 
von der Genauigkeit ist die Sicherheit der Ein- 
stellung, welche verlangt, dass bei mehrfacher Mes- 
sung immer wieder derselbe Scalenwerth gefunden 
werde. Zur Erreichung einer völlig sicheren Einstellung 
hat man zwei Umstände in Betracht zu ziehen. Erstens 
erleidet die feste Röhre bBCe (Fig. 1) beim Heben 
und Senken der dieselbe umschliessenden beweglichen 
27* 
