423 
Bulletin de l'Académie Impériale 
424 
Róhren D'd' kleine Verschiebungen,. wodurch der 
Widerstandswerth des Rheostaten oft um mehrere 
Zehntel und sogar einen halben Scalentheil verándert 
wird. Erst als ich die obere Róhre BC mit einem 
starken Bindfaden an die Metallplatten GC und FB 
(Fig. 1, 5 u. 7) anband, wurde dieser Übelstand völ- 
lig vermieden. 
Zweitens werden bei der Bewegung der vielleicht 
nieht ganz vertikalen Róhren D'd' leicht die Deckel 
ag (Fig. 3) und dadurch die Röhren sg (Fig. 3 und 8) 
ein wenig verschoben, wodurch wieder eine Veründe- 
rung des Widerstandes um mehrere Zehntel der Sca- 
leneinheit hervorgerufen werden kann, wie ich mich 
direkt durch eine leichte Bewegung der Róhren sg 
überzeugt habe. Es ist daher nothwendig wáhrend des 
Versuches die Deckel ag abzunehmen. Dass die Ein- 
stellungen alle von derselben Seite her (von oben) zu 
geschehen haben, versteht sich von selbst. Bei Beach- 
tung aller dieser Vorsichtsmassregeln wird die Ein- 
stellung eine so vóllig sichere, dass ich nach viel- 
fachem Hinauf- und Herunterschrauben der beweg- 
lichen Theile immer wieder genau bei denselben beiden 
am Nonius abgelesenen Zehnteln Scalenwerth zwei 
schwache Ausschläge nach entgegengesetzten Rich- 
tungen erhielt. Überlegt man sich aber auch die Sache 
genau, so findet man, dass alle die Gründe, welche 
‚bei andern Rheostaten die Unsicherheit der Einstel- 
lung hervorrufen, bei diesem neuen in Wegfall kom- 
men. Temperaturveränderungen haben auch nur ge- 
ringe Wirkung auf die Einstellung, da die Verän- 
derung auf die beiden Rheostaten I u. II meistentheils 
die gleiche sein muss, wodurch sich diese Wirkung 
aufhebt. Die zweite Bedingung, welcher ein guter 
Rheostat zu genügen hat, besteht in der Möglichkeit, 
möglichst kleine Widerstandsgrössen noch zu messen. 
Diese Bedingung ist, wie im letzten $ an einem Bei- 
spiel auch praktisch gezeigt werden wird, in hohem 
Grade erfüllt. Ein Zehntel Scalentheil, das mit Hülfe 
von Nonius und Lupe bequem abgelesen werden kann, 
entspricht etwa 0,00001 Siemenscher Einheit, Bei 
der Vorzüglichkeit des von mir angewendeten Galva- 
nometers überzeugte ich mich, dass sich die Genauig- 
keit noch weiter treiben lasse. Wie bereits erwähnt, 
geben zwei um ein Zehntel Scalentheil unterschiedene 
Einstellungen fast in allen Fällen Ausschläge nach 
entgegengesetzten Richtungen. Vergleicht man die 
Stärke dieser Ausschläge bei möglichst gleichartigem 
momentanem Stromschluss, so gelangt man bei einiger 
Übung leicht dahin, den Punkt der absolut richtigen 
Einstellung noch genauer zu fixiren und die Genauig- 
keit bis etwa 0,000003 S. E. (drei Milliontelstel) zu 
treiben. Selbstverständlich hat man dabei wohl zu 
überlegen, ob nicht anderweitige störende Einflüsse 
mit einwirken, durch welche Fehler erzeugt werden, 
viel grösser als jene kleinen Werthe, welche in diesem 
Falle überhaupt in Betracht zu ziehen keinen Sinn 
hätte. Die weiter unten vorkommenden zweiten Deci- 
malstellen der Scalenablesungen sind auf die eben er- 
wähnte Weise bestimmt worden. 
Die dritte Bedingung war möglichst geringe Ab- 
hängigkeit der veränderlichen und der constanten 
Widerstandswerthe von Zeit und Temperatur. Keine 
dem Biegen, oder verschieden starken Spannen der 
Drähte entsprechenden Störungen können hier vor- 
kommen; durch Füllen mit reinem Quecksilber und 
Reinhalten desselben wird der Apparat gewiss von 
der Zeit in hohem Grade unabhängig. Die Abhän- 
gigkeit von der Temperatur werden wir später be- 
sprechen. 
g 4. 
Vor Anfang aller Versuche hatte ich den Apparat 
in allen Theilen auseinandergenommen und alle Glas- 
rühren und Glasgefüsse mit Salpetersáure gewaschen, 
durch anhaltenden Wasserstrom gereinigt und dann 
durch einen heissen Luftstrom getrocknet. Das Queck- 
silber wurde im physikalischen Centralobservatorium 
mit dem bekannten Weinhold'schen Apparate destillirt, 
worauf erst die Füllung vorgenommen wurde. Nach den 
im vorigen $ erwähnten vorgängigen Versuchen ging ich 
nun zur Calibrirung des Rheostaten übér. Diese sollte 
nach dem Plane des Erfinders auf die Weise vor sich 
gehen, dass jeder der Rheostaten in gleiche Wider- 
standswerthe zertheilt werden sollte, deren jeder 
gleich dem Widerstandswerthe der Quecksilbersáulen 
vw sein sollte. Wir wollen diese Letzteren mit A, und 
A, bezeichnen (s. Fig. 3). Durch Hinüberlegen der 
Kupferbügel von yw nach yv konnten die Säulen A 
oder A, beliebig ein- oder ausgeschalten werden. Die 
Calibrirung hatte nun nach folgendem Schema zu ge- 
schehen: 
