des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
434 
tigte, die ich mit Jac. Orig. bezeichnen will. — Ich 
benutzte den Rheostaten, um diese Einheit mit der 
Siemenschen zu vergleichen. Jene Drähte À, B und 
C und die oben untersuchten Siemenschen Etalons 
benutzend, fand ich nach gehóriger Reduction 
Jac. Orig. = 0,5 + 0,1 + A + C + 56,1 S,. 
Dies giebt, wenn man die bereits bekannten Werthe 
einsetzt i 
Jac. Orig. = 7292,5 $,. 
Da nun Siem. Orig. = 11297 S,, 
endlich 
Jac. Orig. = 0,6456 ... Siem. Orig. 
so erhált man 
Ausser jener Originaleinheit fanden sich noch zwei, 
I und II gezeichnete, Jacobische Einheiten, in Leipzig 
 verfertigt — ich will sie mit J, und J, bezeichnen. 
Ich verglich mit möglichster Sorgfalt J, mit J. Orig. 
und mit J,,, doch unterlasse ich eine Beschreibung 
meiner Methode, die an und für sich nichts Besonde- 
res darbot, nur dass ich mir Mühe gab, durch dié aus- 
und einzuschaltenden Bügel und Drähte, deren Wider- 
stände alle bestimmt wurden, keine Fehler mit ein- 
laufen zu lassen. 
Ich fand bei 22,1? 
J, — J. Orig. 4- 175,1 S, 
J,=J, = 6 LL S 
Mit Benutzung des oben gefundenen Werthes von 
J. Orig. — 7292,5 S, findet man daraus 
J, = 1,0240... J. Orig. 
J — 1,0156... J. Orig. 
Jene, in Leipzig verfertigten Einheiten unterschei- 
den sich also jetzt sehr bedeutend von dem Jacobi’ 
. Schen Original-Etalon. Sie sind aus Neusilber gefer- 
tigt und mógen immerhin im Laufe der Zeit eine Ver- 
ánderung ihres Widerstandes erlitten haben. 
8 6. 
Wir wollen nun betrachten, wie sich die Wirkung 
der Temperatur bei dem Gebrauche des neuen Rheo- 
staten darstellt und welche Vorzüge er in dieser Be- 
ziehung vor anderen Rheostaten voraus hat. Man hat 
allgemein zwei Ursachen von Temperaturveründerun- 
gen in Betracht zu ziehen. Erstens die áusseren — 
dureh die Zimmertemperatur, den Beobachter und 
Tome XXII. 
| Sonstige äussere Umstände bedingten und zweitens die 
inneren Ursachen, d. i. die Erwürmung durch den 
Strom selbst. Die Übelstünde, welche die früheren 
Rheostaten meist darboten, waren in dieser Beziehung 
| die folgenden: ` 
| 
1) Man konnte nicht sicher sein, dass am Anfang des 
Versuches die Temperatur des veründerlichen 
Theiles (Draht etc.) diejenige der umgebenden Luft 
war, besonders wenn kurz vordem der Apparat 
benutzt worden war, oder seinen Ort gewechselt 
hatte. 
2) Die Erwürmung des Drahtes etc. wihrend der Ver- 
suche selbst konnte nur in dem Rheostat von F. C. 
G. Müller beseitigt werden; sie muss bei den mei- 
sten Rheostaten eine nicht unwesentliche gewesen 
sein. 
Ich will nun zeigen, in wie hohem Grade diese 
Ubelstánde bei dem neuen Rheostaten sich verringern 
lassen und theilweise sogar ganz in Wegfall kommen 
und beginne mit den «äusseren Ursachen». 
Es ist leicht, vor jedem Versuch die Temperatur 
aller Quecksilbersäulen des Rheostaten genau zu be- 
stimmen. Dazu braucht man nur in das Quecksilber 
der Gefässe og Thermometer herabzulassen und in je 
eins derselben (von jedem der beiden Rheostaten) ein 
wenig Quecksilber hinzuzugiessen und eine etwa ebenso 
grosse Quantität aus dem andern herauszunehmen. 
Sofort fliesst dieser Überschuss durch die, hier He- 
berrolle spielende feste Röhre, aus dem einen Gefäss 
in das andere und die feste Róhre füllt sich mit neuem 
Quecksilber, welches aus einer, durch Herabschrauben 
der beweglichen Róhren beliebig regulirbaren Tiefe 
gekommen ist. Der Thermometer in den Gefässen aa’ 
zeigt die Temperatur desselben an, welche von der 
Zimmertemperatur meist wenig verschieden sein mag. 
Dies Hinüberstrómenlassen kann man nach jedem 
Versuche vornehmen, sobald eine Veründerung des 
Gesammtwiderstandes des Rheostaten unschädlich ist. 
Man sieht also, dass der erste der oben erwähnten 
Übelstände bei dem neuen Apparat wegfällt. 
Ändert sich die Temperatur um 1°, so wächst da- 
bei der constante Widerstand des Rheostaten, d. h. ` 
der Widerstand des in der festen Röhre befindlichen 
Quecksilberdrahtes um eine Grösse, die leicht in Sca- 
lenwerthen sich finden lässt; die bei der Erwärmung 
28 
