435 
Bulletin de l’Académie Impériale 
noch ausserdem stattfindende Veränderung aller Dimen- 
sionen kann, wie leicht einzusehen, vernachlässigt 
werden. 
Nennen wir o den Zuwachs, den der Widerstand 
des eonstanten Theiles bei einer Temperaturerhöhung 
von 1° erhält, so erhält man rund 
o = S, 
d.h. der Widerstand ündert sich um einen Scalen- 
theil. Genau liess sich © nicht berechnen, da mir die 
inneren Dimensionen der dünnen Róhre nicht bekannt 
waren. 
Zum Schutz gegen Luftstrómungen, Strahlungen 
etc. waren geeignete Massregeln getroffen worden, 
auf die es sich nicht lohnt näher einzugehen. Ich gehe 
. über zu den inneren, durch die Ströme selbst erzeug- 
ten Würmewirkungen. und hier ist es, wo der neue 
Apparat einen ganz ausserordentlichen Vortheil dar- 
bietet. Der Rheostatenwiderstand besteht aus zwei 
Theilen: dem veránderlichen und dem constanten. 
Wir haben nun die Möglichkeit, bei den allermeisten, 
vielleicht bei allen Versuchen die störende Erwärmung 
des veränderlichen Theiles durch den Strom gänzlich 
wegzuschaffen. Dieser veränderliche Theil besteht aus 
der Quecksilbersäule, welche durch die bewegliche 
` Röhre beim Niederschrauben aus der grossen Queck- 
- silbermasse der Gefässe aa’ gleichsam herausgeschnitten 
wird; beim Zurückschrauben vermischt sich nun das 
Quecksilber, welches in der Röhre gewesen war, mit 
der übrigen Masse. Man hat also während des Expe- 
rimentirens nur so oft als möglich die beweglichen 
Röhren bis ganz hinauf dd hone an jede Erwár- 
mung des veränderli 
den Strom zu vermeiden. Damit die Vermischung eine 
vollständige werde, wäre es vielleicht gut, an den unte- 
ren Theil der beweglichen Röhre eine Ringplatte zu 
befestigen. Was nun endlich die Erwármung des con- 
stanten Widerstandes (des Quecksilbers in den festen 
Róhren), welcher nicht zum eigentlichen Rheostaten- 
widerstande gehórt, sondern eher die Rolle von Ver- 
bindungsdrühten spielt — betrifft, so wird bei vielen 
Versuchen in Folge beiderseitiger Compensation dies- 
selbe auf die Ablesungen fast keinen Einfluss haben. 
- Ist das Verhältniss P: Q =k= Į; S0 verschwindet 
sie vollständig und dies war bei den meisten unserer 
durech 
UULU 
Versuche annähernd der Fall, es war k etwa =. 
Ferner ist zu bemerken, dass durch möglichst hán- 
figes Zugiessen von Quecksilber und Hinüberstrómen- 
lassen desselben aus einem der Gefässe aa’ in das an- 
dere (wie oben beschrieben) jede etwa stattgefundene 
Erwärmung immer wieder gleichsam weggeschafft 
werden kann. Dies kann so oft geschehen, als ohne 
Schaden der Gesammtwiderstand des Rheostaten ein 
wenig verändert werden kann, was sich dabei nicht 
wird vermeiden lassen; durch eine kleine Veränderung 
des Quecksilberniveaus in den Gefässen a ändern sich 
nämlich auch die Längen der Quecksilbersäulen in den 
Verbindungsröhren gs (Fig. 3 und 8). Statt des Zu- 
giessens von Quecksilber wäre es viel einfacher, zur 
Erreichung "desselben Zieles je eines aus jedem Paar 
der Gefässe aa’ so beweglich zu machen, dass es, viel- x 
leicht durch eine einfache bequeme Bewegung ein we- 
nig in die Hóhe gehoben und hierauf wieder auf den 
früheren Stand herabgelassen werden kónnte. Hiebei 
würde durch die festen Róhren frisches Quecksilber 
hinüber- und herüberfliessen. Bei den meisten galva- 
nometrischen Messungen hat man es mit Einstellungen 
zu thun, von denen je zwei zusammengehóren und 
eine zu messende Widerstandsgrósse liefern. Nach. 
jedem solchen Paar von exacten Einstellungen kann 
meist ohne Schaden der Gesammtwiderstand des Rheo- 
staten sich ändern und könnten daher durch ein 
kurzes Emporheben von je einem der Gefásse aa’ die 
festen Róhren mit frischem Quecksilber gefüllt werden. 
Noch auf einen andern, vielleicht wesentlichen, ` 
Vortheil des neuen Rheostaten will ich aufmerksam ` 
machen: ersetzt man die beweglichen Róhren durch 
andere, dickere, so kann der Widerstandswerth der. 
Scaleneinheit beliebig veründert und fast ins Unbe- 
stimmte verringert werden — als unterste Grünze für 
die Dicke der Róhre dient der innere Diameter der 
festen Röhre. Versucht habe ich ein derartiges Er- ` 
setzen der beweglichen Röhren nicht. i 
Ich will es nun versuchen, zum Schluss die Mängel 
und die Vortheile des neuen Rheostaten zusammenzu- 
stellen und diejenige Gatt tung von galvanometrischen 
Messungen, fúr welche derselbe ganz besonders geeig- 
net sein muss, möglichst genau zu prücisiren. _ 
Die bisher nicht erwähnten Mängel sind folgende 
zwei: 
1) Die Kleinheit des gesammten veränderlichen Wi- ` 
derstandes — nur 0,0294 Siem. Einh. (s. $ 5) — macht ` ` 
