25 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
noch 12,5 Fuss (378) über das Thurmdach erhebt, also 
89,5 Fuss (2753) hoch über dem Erdboden ist, dem 
von Öttingen’schen Componenten- Anemograph von 
Schultze, dessen Robinson'sches Schalenkreuz sich 
16' (439) über die Plattform des Thurms erhebt, also 
93'(2873) über der Erdoberfläche sich befindet und 
dessen Componenten-Zerleger in der obersten Etage 
des Thurmes auch eine directe Ablesung der Wind- 
richtung und seiner Geschwindigkeit in gewöhnlicher 
Weise gestattet. (Der zugehörige Druck- Apparat für 
die Wind- Componenten ist, wie schon oben bemerkt, 
unten im Zimmer des dejourirenden Beobachters auf- 
gestellt und durch ein Cabel mit dem Componenten- 
Zerleger im Thurm verbunden.) Als zweiter Anemo- 
graph dient ein von Munro in London nach dem Mu- 
ster der bekannten Kew'schen Anemographen con- 
struirtes Instrument. Das Robinson’sche Schalen- 
kreuz desselben ist 11' (373) über der Plattform des 
Thurmes und somit 88' (2678) über dem Erdboden 
aufgestellt, der Schreibapparat befindet sich wieder in 
der obersten Etage des Thurmes, durch dessen Dach 
wie beim Componenten-Anemograph die  Verbin- 
dungsstangen durchgehen. Die Schalenkreuze und Fah- 
nen dieser Apparate sind trotz der daraus für die Rei- 
nigung erwachsenden Unbequemlichkeit so hoch über 
dem Thurmdach placirt, um stórende Einflüsse einer- 
seits von nahen Tannenbäumen, von welchen mehrere 
die Hóhe des Thurms erreichen, anderseits von Stau- 
ungen des Windes am Thurm selbst besser zu elimi- 
niren. Zur Verification der Anemographen ist endlich 
auf dem Thurm noch ein transportables, nach Belieben 
in die Hóhe des einen oder andern zu bringendes 
Robinson'sches Normalanemometer construirt von 
Schultze in Dorpat aufgestellt. Das zugehórige 
electrische Zühlwerk befindet sich, wie schon erwühnt, 
im Dejour-Zimmer. 
Fügen wir hinzu, dass noch ein zweiter photogra- 
phisch registrirender Barograph von Adie im unter- 
irdischen magnetischen Pavillon aufgestellt ist, so 
sehen wir also, dass nicht bloss alle meteorologischen 
Instrumente für directe Beobachtung zur Vermeidung 
einseitiger Ablesungsfehler, sondern auch die meteo- 
rologischen selbstregistrirenden Apparate behufs Wah- 
rung der Continuität der Aufzeichnungen im Falle 
von Stórungen bei dem einen oder andern Apparat 
doppelt vorhanden sind. Für die Qualität der Instru- 
mente bürgen die bisherigen befriedigenden Erfahrun- 
gen an Apparaten gleicher Construction in St. Peters- 
burg. Es ist kaum nóthig hinzuzufügen, dass behufs 
Erzielung richtiger absoluter Werthe die Barometer 
vermittelst eines Übertragungsbarometers 1. Classe 
nach dem Normalbarometer des Central-Observato- 
riums und sämmtliche Thermometer nach dem Normal- 
thermometer des letztern verificirt sind. Die Constan- 
ten des Normalanemometers endlich sind ebenfalls auf 
dem Rotations- Apparat des Central-Observatoriums 
neu bestimmt worden. _ 
So ist, soweit dies die äussern localen Bedingungen 
und die instrumentellen Hülfsmittel betrifft, für eine 
sowohl der absoluten Sicherheit als der Continuität 
nach genügende Bestimmung der gewöhnlichen meteo- 
rologischen Elemente gesorgt. 
Was die magnetischen Beobachtungen anbelangt, 
so dürfte es nicht überflüssig sein, vor der Beschrei- 
bung der betreffenden Gebäude mit einigen Worten 
der Principien zu gedenken, welche mich bei der An- 
lage und Einrichtung derselben leiteten. Dass für die 
absoluten magnetischen Messungen in gehöriger Ent- 
fernung von den übrigen eisenhaltigen Gebäuden des 
Instituts ein besonderer eisenfreier Pavillon zu errich- 
ten sei, war ohne Weiteres klar. Es schien auch nach 
dem Vorgang bei andern magnetischen Observatorien 
unmittelbar geboten, mit diesem Gebäude das Local 
für die Zeitbestimmungen zu verbinden, da ja dort 
auch schon zur Ermittlung der Azimute der Miren 
für die Declinationsmessungen astronomische Beobach- 
tungen anzustellen sind. — Dagegen konnte man sich 
noch fragen, wie es mit den Localitäten für die 
magnetischen Variationsbeobachtungen gehalten wer- 
den sollte. Für die letztern wird nicht sowohl eine 
vollständige Eisenfreiheit der nächsten Umgebung als 
eine constante Lage allfällig vorhandener geringerer 
Eisenmassen, resp. also eine vollkommene Constanz 
des magnetischen Einflusses der letztern gefordert. 
Durch die Beziehung auf die absoluten Messungen ist 
dann dieser störende Einfluss zugleich mit dem, wel- 
chen schon die Magnete der verschiedenen Variations- 
apparate auf einander ausüben, zu eliminiren. Da aus- 
serdem eine grössere Constanz der Temperatur der 
Localitäten bei diesen Variationsbeobachtungen gebo- 
ten ist, um eine Reihe schwer zu eliminirender Stó- 
rungen bei den bezüglichen Instrumenten zu vermei- 
