Bulletin de l’Académie Impériale 
28 
den, so hat man meistentheils die Räume für dieselben 
mit denen der meteorologischen Beobachtungen, ja 
sogar mit den Wohngebäuden verbunden. An einigen 
Orten wie in Greenwich und Kew, theilweise auch in 
München, Utrecht und Wien, hat man dabei der Be- 
dingung der Temperatur-Constanz durch Placirung 
der Variationsapparate in Keller-Räumen besser zu 
genügen gesucht. Demzufolge war auch mein erster 
Gedanke, die magnetischen Variationsapparate in ei- 
nem Souterrain des Hauptgebäudes unterzubringen, 
was ja auch sonst viele Vortheile für die Controlle 
der Instrumente, die direeten Beobachtungen, die 
Operationen beim Magnetograph etc. gehabt hätte. 
Der Umstand indessen, dass in einer Entfernung von 
875 (4 Faden — halbe Breite oder Tiefe des Haupt- 
gebäudes) schon ein Stahlmagnet von 70 Gramm Ge- 
wicht durch seinen permanenten Magnetismus und 
eine weiche Eisenmasse von 2°/, Kilogramm durch ih- 
ren inducirten Magnetismus eine 0,1 Bogenminute bei 
tragende Störung auf das Declinatorium ausüben kann, 
verbot wenigstens in unserm Falle die Realisirung 
dieses Gedankens. Denn die eisernen Wasserleitungs- 
röhren nebst Wasserbehälter im Thurm und Pumpe 
unten, die Drehbank, der Ambos, der Schraubstock 
etc. der Werkstätte, die magnetelectrische Maschine 
und die Luftpumpe des physikalischen Laboratoriums 
repräsentireu über 100 Mal grössere Eisen- und Stahl- 
massen als die oben angegebenen Grenzen und wenn 
sie auch zum grössern Theil fix sind und ihr beträcht- 
licher, störender Einfluss somit als constant, wie oben 
bemerkt, weniger zu befürchten wäre, so sind doch 
ausserdem in den Werkstätten und Bureaux des Haupt- 
gebäudes noch so viel transportable eiserne Instru- 
mente und Geräthschaften vorhanden, dass auch bloss 
von ihnen her sehr erhebliche variable Störungen auf, 
im gleichen Gebäude befindliche Variationsapparate 
unvermeidlich erfolgt wären. So erschien denn die 
Errichtung eines dritten ganz besondern Ge- 
bäudes für die magnetischen Variationsappa- 
rate unter unsern Verhältnissen geboten. 
Wer je eingehender mit erdmagnetischen Beobach- 
tungen sich beschäftigt hat, weiss, wie störend der 
Einfluss der Temperaturveränderungen der Umgebung 
auf die Variationsinstrumente und insbesondere auf 
die zur Bestimmung der Horizontal- und der Vertikal- 
Intensität dienenden ist. Die durch Temperaturdifferen- 
zen erzeugten Luftstrómungen im Innern der Magnet- 
gehäuse, die Abhängigkeit des Stabmagnetismus von 
der Temperatur der Stäbe sind so schwer zu elimini- 
ren oder in Rechnung zu bringen, dass durch die 
hieraus entstehenden Unsicherheiten ein beträchtlicher 
Theil der durch Spiegelablesung mit Fernrohr und 
Scale erzielten Genauigkeit dieser Variationsbeobach- 
tungen wieder im Resultat verloren geht. Raschere 
und beträchtliche Temperaturvariationen müssen also 
jedenfalls bei diesen Instrumenten vermieden werden. 
Der Einfluss der langsamen und stätigen Anderung 
aber der Temperatur der fraglichen Localitäten, wie 
sie z. B. im Laufe des Jahres zu erfolgen pflegt, lässt 
sich allerdings mit Hülfe der absoluten Messungen 
ziemlich sicher bestimmen, allein auch in dieser 
Richtung müsste es doch als ein bedeutender Fort- 
schritt bezeichnet werden, wenn es gelänge, die Tem- 
peratur dieser Instrumente überhaupt ganz constant 
zu erhalten. (Man hat versucht, auch bei ihnen analog. 
wie bei Pendeluhren und Chronometern eine Tempe- 
ratur-Compensation einzurichten, allein der Erfolg der 
letztern ist ein viel geringerer gewesen, als bei jenen 
Instrumenten.) Bei der grossen Jahresamplitude der 
Lufttemperatur in St. Petersburg konnte dieses Ziel, 
wenn überhaupt, so jedenfalls nur durch ganz besondere 
Vorkehrungen erreicht werden und zwar um so mehr, 
als es an der für dieses Gebäude ausgewählten Stelle 
des Terrains nicht anging, dasselbe unterirdisch an- 
zulegen, indem man dort schon in weniger als 1 Faden 
(2 Meter) Tiefe auf Grundwasser stiess. Das ober- 
irdisch aufzuführende Gebäude war also behufs Ver- 
grösserung der Masse, resp. Verlangsamung und Ver- 
minderung der Temperaturvariationen darin mit Erde 
zu überschütten. Diese Erdaufschüttung hätte eine 
Dicke von ungefähr 9" haben müssen, wenn dadurch 
die äussern Schwankungen der mittlern Lufttempera- 
tur im Laufe des Jahres (28° C.) auf 1° C. reducirt 
werden sollten; da aber in Wirklichkeit eine solche 
Aufschüttung von höchstens 175 ausführbar erschien, 
durch welche die jährliche Temperaturvariation nur 
auf ungefähr 15° C. herabgedrückt wird, so musste ` 
zur Erzielung einer constanten Temperatur im Innern E 
jedenfalls'zu künstlichen Erwärmungs-, resp. Abküh- 
lungsquellen daselbst gegriffen werden. Um nun bloss 
erstere als bequemer herzustellende zu benutzen und 
zugleich zu Anfang des Sommers beim Eindringen 
+ 
