des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
feuchtwarmer Luft aus dem Freien in das Gebäude 
daselbst Condensationen des Wasserdampfes thunlichst 
zu vermeiden, musste in Anbetracht der Thatsache, 
dass der natürliche Erdboden bei uns in 1"5 Tiefe im 
April eine Minimumstemperatur von nahe 0° und im 
August als Maximum ungefähr 15° erreicht, die her- 
zustellende constante Temperatur jedenfalls höher als 
die letztere gewählt werden. Dieselbe wird sogar kaum 
niedriger als 20° C. gegriffen werden können, da ja 
die drei Flammen des Magnetographs bereits eine be- 
ständige, nicht unerhebliche Wärmequelle repräsen- 
tiren. Eine solch’ höhere Temperatur bietet aber auch 
noch den weitern Vortheil dar, dass durch die Gegen- 
wart des Beobachters und besonderer Beleuchtungs- 
lampen bei den directen Ablesungen der Instrumente 
weniger starke Störungen des Temperaturgleichge- 
wichts erfolgen. Das Local ist also — auch schon der 
Ventilation halber — das ganze Jahr hindurch stärker 
oder schwächer zu beheizen und da war denn nun bei 
der Anlage der Öfen wieder darauf zu achten, dass 
einmal keine einseitige Erwärmung der Localitäten 
und sodann trotz allfälliger Unvorsichtigkeit des Hei- 
zers auch keine plötzliche Temperaturveränderung 
erfolgen könne. Zu dem Ende waren jedenfalls lang- 
sam wirkende Luftheizungsöfen zu verwenden und zur 
Erzielung einer gleichförmigern Vertheilung der Tem- 
peratur hielt ich es für das Beste, die warme Luft 
daraus nicht unmittelbar in die Zimmer zu leiten, 
sondern dieselbe zunächst in einem dieselben ganz 
umgebenden Corridor und auch in dem Zwischenraum 
einer doppelten Gewölbedecke eireuliren zu lassen, 
ehe sie in die Zimmer selbst tritt und aus diesen dann 
am Boden in die Ventilationskamine abfliesst. 
Diesen Überlegungen gemäss ist das Gebäude für 
gnetische Varitionsapparate, das wir in der Folge kurz 
mit «unterirdischem magnetischem Pavillon» 
bezeichnen wollen, entworfen und ausgeführt worden. 
Es besteht aus 2 gewölbten Sälen von je 3 Faden (674) 
Breite und Tiefe, welche durch einen 6' (158) breiten 
Corridor von einander getrennt, auf den hintern Seiten 
halb kreisfórmig abgerundet und in der Mitte der Ge- 
wölbe 16' (478) hoch sind. Über dieses Gewölbe ist 
ein zweites gebaut, welches unten die beiden Säle als 
# (152) breiter Corridor umgibt und und beiderseits 
mit dem Gang zwischen denselben cummunicirt. Die- 
sen Corridoren wird an den dem Eingang zugewand- 
teh Enden durch daselbst angebrachte Luftheizungs- 
öfen warme Luft zugeführt, welche am hintern ge- 
schlossenen Ende derselben durch eine grosse Öff- 
nung im innern Gewölbe in die Säle gelangt und durch 
Ventilationskamine nahe den Rauchkaminen der Öfen 
nach aussen abfliesst. Die Kamine durchsetzen die 
Erdaufschüttung über dem äussern Gewölbe und ragen 
zur Vermehrung des Zuges noch mehr als einen Faden 
über den ganz mit Rasen bekleideten Hügel empor, 
welchen das Gebäude mit seiner Erdbedeckung dar- 
stellt. Der ganze Bau-sammt dem Tunnelartigen Ein- 
gang von Norden aus ist mit Cement-Mörtel aus ge- 
wöhnlichen (rothen) Backsteinen hergestellt, also, da 
diese etwas Eisen enthalten, nicht ganz eisenfrei; da- 
gegen sind alle beweglichen Theile, wie Schlösser und 
Hängen der Thüren, Ventilationsklappen, Ofenthüren, 
Ofenkrücke etc., aus Messing oder Kupfer gearbeitet. 
Jeder Saal ist gegen den Corridor zu durch eine Thür 
verschlossen und ausserdem befinden sich in grössern 
Zwischenräumen in dem Eingangs-Corridor noch drei 
Thüren, welche die directe Communication der Aus- 
senluft mit dem Innern verhindern und den Wärme- 
austausch erschweren. 
Im einen Saal nun ist der aus dem Central-Obser- 
vatorium im December nach Pawlowsk übergeführte 
Magnetograph (von Adie in London nach dem Mu- 
ster des Kew’schen angefertigt) aufgestellt, an wel- 
chem bei dieser Gelegenheit mehrere Verbesserungen 
angebracht worden sind. Sowohl beim Unifilar als 
beim Bifilarmagnetometer wurden nämlich doppelt so 
hohe Fadenträger angebracht, um die Torsionsein- 
flüsse der Aufhängefiden zu vermindern und so die 
Apparate in ihrem Verhalten eonstanter zu machen. 
Höhere und bessere Glasglocken waren für alle 3 In- 
strumente des Magnetographs (Unifilar-, Bifilar- und 
Lloyd'sche Wage) beschafft und ein wirklich luft- 
dichter Verschluss dieser Magnetgehäuse erzielt wor- 
den, so dass dieselben, wenn die Erfahrung es als 
nützlich herausstellen sollte, evacuirt werden können. 
Die die Magnete umgebenden Kupferdümpfer wurden 
ferner, um jetzt schon den störenden Einfluss all- 
fälliger Luftströme im Innern der Gehäuse auf die 
Magnete zu verringern, einerseits durch Glasplatten 
geschlossen. Der Raum gestattete es, die drei Instru- 
mente weiter auseinanderzurücken, resp. vom registri- 
renden Theil in der Mitte weiter zu entfernen, wodurch 
