Bulletin de l'Académie Impériale 
dieselben empfindlicher wurden und auch die Fern- 
röhre und Scalen für directe Ablesung der Magnet- 
stände besser zu placiren waren. Da die Steinsäulen 
des Magnetographs nicht wie in St. Petersburg bloss 
auf dem Mosaikfussboden des Zimmers, sondern auf 
besondere, diesen durchsetzende Steinfundamente ge- 
stellt sind, so*darf ein hoher Grad von Stabilität die- 
ser Instumente erwartet werden. Wie in St. Peters- 
burg, so werden auch hier die Verbrennungsproducte 
der drei Tag und Nacht brennenden Lampen, die für 
die photographische Registrirung dienen, durch Blech- 
schornsteine über denselben in eines der Ventilations- 
kamine abgeführt. 
Ausser dem Magnetographen befindet sich in diesem 
Saale nur noch der oben schon erwähnte, ebenfalls 
photographisch registrirende Barograph von Adie. 
Er wurde wegen der Temperatur - to des Rau- 
mes hierher placirt. 
Die magnetischen Variationsapparate für directe 
Ablesung sind im zweiten Saale auf besondern, eben- 
falls direct im Untergrund fundamentirten Granitpfei- 
lern aufgestellt.: Sie bestehen aus einem Unifilar-, ei- 
nem Bifilar- Magnetometer, einer Lloyd’schen Wage 
und einem Variations-Inclinatorium. Die erstern bei- 
den Instrumente sind nach meinen Angaben von E del- 
mann in München construirt und unterscheiden sich 
von andern Instrumenten der Art hauptsächlich durch 
eine grössere Stabilität aller Theile, obschon die Auf- 
hängefäden nahezu 1" lang sind, durch eine starke 
Dämpfung der ee (hioss pais schweren) Magnete, 
Anrah 
Mul 
. die ‚Construction und durch die Möglichkeit, das Magnet- 
gehäuse vollständig zu evacuiren und evacuirt zu er- 
halten, ohne dass deshalb der Magnet aufhört von 
aussen sichtbar und somit controllirbar zu sein. Die 
Lloyd’sche Wage ist durch gänzliche Umarbeitung 
eines ältern, im Central-Observatorium befindlichen 
Instrumentes dieser Art entstanden; dieselbe wurde 
mit einem Dämpfer und insbesondere mit einer Spie- 
gelablesung, wie ich sie für Wagen überhaupt ange- 
geben habe, versehen, welche trotz der Drehung um 
eine horizontale Axe doch die viel bequemere Able- 
sung an einer horizontalen Scale wie bei den Magneto- 
metern gestattet; auch da wurde auf eine grosse Sta- 
bilität aller Theile geachtet. — Die zu diesen drei 
Instrumenten gehörigen Scalen und Fernröhre sind 
ebenfalls sehr stabil auf Steintischen aufgestellt, die 
unveränderte Lage der Fernröhre wird überdies durch 
feste Mirenspiegel an den Apparaten controllirt und die 
Scalen sind der Unveränderlichkeit halber auf Glas 
getheilt, was überdies eine sehr gute und einfache 
Beleuchtung*der Theilung in diesem ganz dunkeln 
Raume für die Beobachtung gestattet. Der Beobachter 
setzt zu dem Ende nur seine mit einer Linse versehene 
eisenfreie Handlaterne auf ein Tischchen hinter die Scale 
und lässt das Licht derselben durch die Glasscale hin- 
durch auf die Spiegel der Instrumente fallen, Im Fern- 
rohr betrachtet projiciren sich dann die schwarzen 
Theilstriche scharf auf einem sehr hellen Hintergrund. 
— Das Variations-Inclinatorium ist das von Gambey 
in Paris nach den Angaben des Hrn. Kupffer ver- 
fertigte, welehes der letztere am 25. August 1830 
der Akademie vorlegte und im Recueil d'observations 
magnétiques faites à St.- Pétersbourg S. 99 u. folg. be- 
schrieben hat. Da mit diesem Instrumente von Hrn. 
Kupffer die ersten Beobachtungen über die tägliche 
Variation der Inclination gemacht worden sind und | 
sich dasselbe noch sehr wohl erhalten im physikali- 
schen Cabinet der Akademie vorfand, so schien es 
mir interessant, durch längere Beobachtungen zu un- 
tersuchen, inwiefern seine Angaben mit den aus den 
Beobachtungen am Bifilar und an der Lloyd'schen 
Wage abgeleiteten Inclinationen übereinstimmen. Die 
vier Instrumente sind so angeordnet, dass sie die ge- 
ringsten Stórungen auf einander ausüben; am be- 
trüchtlichsten ist diejenige, welche die Magnetnadel 
des Kupffer'schen Variations-Inclinatoriums auf die 
Lloyd'sche Wage ausübt; auch sie betrügt aber bloss 
| — wenn man die Nadel ganz aus dem Local entfernt 
oder in den Apparat legt — 2,4 Scalentheile — 1' 24". 
In diesem Raum befindet sich noch unmittelbar vor 
dem Steintisch mit den Ablesefernrühren eine Pen- 
deluhr, welche auf electromagnetischem Wege mit 
der electrischen Uhr im Hauptgebäude in synchronem 
Gange erhalten werden soll und zur sichern Angabe 
der Beobachtungszeit dient. Dieselbe bewirkt zugleich 
durch ein alle Stunden ausgelöstes Laufwerk einen 
eleetrischen Contact, welcher durch eine Leitung in 
passend angebrachte Solenoide bei den drei Instru- 
menten des Magnetographs den Strom eines galvani- 
schen Elements schickt und durch kurze Ablenkung 
ihrer Magnete die Stundenmarken auf den photogra- 
