des Sciences de Saint-Pétersbourg. 
34 
phischen Curven hervorbringt. Auf dem Uhrgehäuse 
endlich befindet sich ein kleines electrisches Läut- 
werk, an welchem dem Beobachter bei den Variations- 
instrumenten vom Gebäude für absolute Messungen 
her Signale für gleichzeitige Ablesungen der letztern 
gegeben werden können. Ausserdem kann man ver- 
mittelst einer andern electrischen Glocke im Corridor 
Signale vom Hauptgebäude her senden und ebenso ver- 
mittelst Taster in beiden Sälen, welche dorthin gehen, 
und durch Telephone nach beiden Gebäuden hin cor- 
respondiren. 
Während der unterirdische magnetische Pavillon, 
wie wir gesehen haben, ohne Schaden für seinen Zweck 
nicht ganz eisenfrei hergestellt wurde, ist dagegen das 
Gebäude für absolute magnetische Messungen, das 
ich in der Folge kurz mit «hólzernem magneti- 
schen Pavillon» bezeichnen werde, vollkommen eisen- 
frei. Alle Metalltheile, wie Schlösser, Hängen, Nägel 
und Schrauben, Ofenklappen etc. sind von Kupfer oder 
Messing gearbeitet und überdies noch besonders an 
einem empfindlichen Magnetometer auf vollkommene 
Eisenfreiheit untersucht. Dasselbe ist bezüglich der 
Kalksteine für die Fundamente, der weissen Backsteine 
für die Öfen und Kamine, sowie des für die Postamente 
bestimmten Granits geschehen. Während des Baues 
wurde von unserer Seite wiederholt eine scharfe Con- 
trolle ausgeübt, dass die bei demselben beschäftigten 
Arbeiter, wie es befohlen war, keine Eisennägel, selbst 
nicht zu den Gerüsten u. dgl., verwendeten. Eine ge- 
naue Inspection des Gebäudes nach seiner Vollendung, 
aber vordem Olfarbanstrich derWände und dem Theeren 
des Pappdachs liess uns nirgends eine Spur von Eisen 
auffinden. — Der Haupt-Saal dieses Gebäudes hat wie 
der ganze Pavillon überhaupt die Form eines Kreuzes. 
Über der Mitte des Kreuzes erhebt sich eine 9’ (277) 
ins Quadrat haltende, mit dreifachen Fenstern ver- 
sehene Laterne, die so hoch ist, dass die Strahlen der 
Sonne auch bei ihrem höchsten Stande nur die Wände 
der Laterne treffen und nicht direct ins Innere des 
Zimmers gelangen können. Am nördlichen und süd- 
lichen Ende des Saales befinden sich nahe an der Decke 
niedrige Fenster, von welchen das südliche durch eine 
Store bedeckt werden kann, der östliche Kreuzarm 
des Saales communicirt durch doppelte Glas- Flügel- 
thüren mit dem Anbau für die Zeitbestimmungen, 
während der westliche Arm ebenfalls durch doppelte 
Tome XXV 
Thüren und Fenster mit dem Entrée und den Ofen- 
räumen seitlich vom letztern in Verbindung steht. Die 
Beheizung des Haupt-Saals erfolgt ganz analog wie 
beim unterirdischen Pavillon, indem die beiden Luft- 
heizungsöfen ihre warme Luft auch zuerst in Corridore 
abgeben, welche die Nord- und Südseite des Saals 
nach aussen umgeben und aus denen die Luft dann 
erst am östlichen Ende in den Saal und von da am 
westlichen Ende in die Ventilationskamine tritt. Auf 
diese Weise wird erzielt, dass wenigstens während deu 
Dauer der absoluten Messungen, d. h. wührend etwa 
2 Stunden, keine merklichen Temperaturünderungen 
im Saal erfolgen. Der Anbau für die Zeitbestimmun- 
gen, der auch noch einen directen Ausgang ins Freie 
besitzt, bleibt selbstverständlich ungeheizt; doch kann 
er im Fall plótzlich eintretenden Thauwetters nach 
grösserer Kälte zur Verhütung allfälliger Condensatio- 
nen durch Öffnen der Thüren zum geheizten Haupt - 
Saal etwas temperirt werden. 
In diesem Anbau für Zeitbesimmungen befinden 
sich zwei im Untergrund fundamentirte Granitpfei- 
ler, von welchen der eine, mitten unter dem Meridian- 
Durchschnitt stehende, ein eisenfreies Passagen- 
Instrument von Pistor und Martins in Berlin trägt, 
wührend auf dem andern, unter einer im Dach einge- 
setzten Laterne das von Brauer nach meinen Angaben 
construirte magnetisch-astronomische Univer- 
sal-Instrument aufgestellt ist. Das erstere dient in 
der üblichen Weise zur Bestimmung der Uhrfeh- 
ler durch Beobachtung der Durchgänge von Gestirnen 
durch den Meridian; das letztere soll zunüchst haupt- 
süchlich zur Messung der absoluten Declination 
dienen, da hier Sommer und Winter die Temperatur 
sehr nahe gleich der äussern sein und so bei der 
Beobachtung der Miren durch Öffnungen in der Wand 
die stórenden Luftstrómungen in den letztern, wie sie 
bei Temperaturdifferenzen eintreten, wegfallen werden. 
Solcher Miren, die genau im astronomischen Meridian 
des Durchgangsinstruments behufs gleichzeitiger Con- 
trolle seines Azimuts aufgestellt sind, gibt es zwei, 
eine nach Nord und eine nach Süd. Beide sind unge- 
fähr 140" (66 Faden) vom Passageninstrument entfernt 
und bestehen einfach aus einer rechtwinklicht umge 
bogenen, auf einem Steinpfeiler solide befestigten 
Messingplatte, in deren vertikalem Theil ein quadra- 
tisches Loch von 20"" Seite eingeschnitten ist. Die 
3 
