ER 
Bulletin de l’Académie Impériale 
36 
Steinpfeiler sind zum Schutz gegen äussere Einflüsse 
von ungefähr 1 Faden (2") ins Gevierte haltenden 
Holzhütten umgeben, welche auf der Seite gegen den 
magnetischen Pavillon hin je in der Höhe der Mes- 
singplatte ein kleineres Fenster aus Spiegelglas, sowie 
unmittelbar über dem Stein ein grösseres Glasfenster 
im Dach besitzen. Das letztere dient Tags über zur 
Beleuchtung der Öffnung in der Messingplatte, indem 
ein Spiegel hinter der letztern das vom Himmel ein- 
fallende Licht auf diese wirft; Nachts wird eine Öl- 
lampe mit mattem Glas zur Beleuchtung hinter die 
Messingplatte gestellt. Beide Mirenhäuschen sind übri- 
gens je gegen Süden von Wald umgeben und so gegen 
starke Erwärmungen durch die Sonne geschützt. 
Obschon das erwähnte magnetische Universalinstru- 
ment auch zur Bestimmung der Inclination und Hori- 
zontal-Intensität benutzt werden kann, so werden diese 
Elemente doch für gewöhnlich im heizbaren Haupt- 
Saal bestimmt. Die Inclinationsmessungen ge- 
schehen mit einem gewöhnlichen Inclinatorium von 
Dover in London, das schon in St. Petersburg seit 
zwei Jahren dazu benutzt wurde; es hat seinen festen 
Standort auf einem Granitpfeiler im südlichen Kreuz- 
arm des Saales, welcher Pfeiler ebenso wie alle andern 
auf einem besondern, durch den Mosaikfussboden des 
Saals heraufgehenden Fundamente ruht. Auf einem 
ähnlichen Pfeiler im westlichen Kreuzarm steht ein 
neuerer magnetischer Theodolith von Brauer, 
der vor der Hand zu den Bestimmungen der Hori- 
zontal-Intensität durch die übliche Combination von 
Schwingungs- und Ablenkungsbeobachtungen dient. 
Obschon durch diese räumliche Trennung der Appa- 
rate zur absoluten Bestimmung der drei Elemente 
des Erdmagnetismus sowie durch ihre bleibende feste 
Aufstellung gewiss bereits ein Fortschritt in der Si- 
cherheit dieser Messungen erzielt worden ist, so kön- 
nen dieselben doch noch nicht als absolut richtige be- 
trachtet werden, indem beim Inclinatorium die Indivi- 
dualität des Instruments, insbesondere der Nadeln, eine 
Rolle spielen, also Zweifel über die absolute Richtig- 
keit der Resultate übrig lassen kann und sodann beim 
Universal-Instrument und magnetischen Theodolith 
ein mit den gewöhnlichen Mitteln nicht nachweisbarer 
kleiner Eisengehalt von Messingtheilen, die dem Mag- 
net nahe kommen, merkliche, wenn auch kleine Fehler 
in den damit gewonnenen absoluten Werthen der De- 
clination und Horizontal-Intensität zur Folge haben 
kann. Die constanten individuellen Fehler dieser In- 
strumente werden durch Vergleich mit den Resultaten 
folgender Instrumente bestimmt werden, welche ihrer 
Einrichtung nach keine solchen zeigen können. 
Unter der Laterne in der Mitte des Saales, nahezu 
1” excentrisch gegen Norden hin ist auf einer runden 
Granitsäule ein Passagen-Instrument von Ertel 
und Sohn in München mit grossem Horizontalkreis 
aufgestellt, dessen vier Nonien je 5” ganz sicher ab- 
lesen lassen. Der untere Theil dieses sehr stabil ge- 
bauten Instrumentes ist eisenfrei; in die Lager dessel- 
ben wird für magnetische Beobachtungen ein ebenfalls 
eisenfreies gerades Fernrohr, für die astronomischen 
dagegen ein gebrochenes Fernrohr mit Stahlaxen und 
vertikalem Einstellkreise gelegt. Die letztern, die 
astronomischen Beobachtungen nämlich, beschränken 
sich auf die Bestimmung des Azimuts der nördlichen 
Mire, welche von dieser Stelle aus ebenfalls durch 
mit Stöpseln verschliessbare Öffnungen in den beiden 
Wänden des Pavillons sichtbar ist. Zur Azimutbe- 
stimmung ist in der Decke des Saales in einer zu der 
Erdaxe parallelen Geraden durch die Fernrohraxe eine 
weite Holzröhre eingesetzt, die über das Dach hinaus- 
ragt, beiderseits durch Klappen verschlossen werden 
kann und die Beobachtung des Polarsterns in seiner 
ganzen Bahn um den Pol gestattet. Selbstverständlich 
können diese Beobachtungen nur in der bessern Jah- 
reszeit ausgeführt werden, wenn man, was für die üb- 
rigen Instrumente wünschenswerth ist, die Abküh- 
lung des Saales auf die Umgebungstemperatur wäh- 
rend des Winters vermeiden will. Dasselbe gilt von 
der Einstellung des ungebrochenen Fernrohrs auf die 
Mire behufs Bestimmung der absoluten Declination, 
da auch da das Bild der letztern bei erheblichen Tem- 
peraturunterschieden im Zimmer und im Freien durch 
die entstehenden Luftströmungen in den Öffnungen 
sehr unruhig wird. Die Einstellung dagegen des Fern- 
rohrs auf den Declinationsmagneten im nördlichen 
Kreuzarm des Saales kann zu jeder Zeit erfolgen. 
Derselbe, ein hohler Stahleylinder von 150"" Länge 
mit eingeschlossenem Collimator, ist an einem Cocon- 
faden aufgehängt, dessen oberer Halter mit Torsionskopf 
3" über dem Zimmerboden auf zwei starken Holzlatten 
ruht, die selbst von zwei seitlichen Sáulen aus Stuck 
auf Granitpfeilern getragen werden. Der Magnet ist 
