37 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
zur Abhaltung von Luftströmungen durch ein Käst- 
chen von Holz und Glas umschlossen, das auf einer 
Stucksäule unter ihm ruht, und kann im Übrigen in 
der üblichen Weise in seiner Fassung um 180° um- 
gedreht durch einen Torsionsstab ersetzt werden etc. 
Er ist also in keiner Weise in der nächsten Nachbar- 
schaft störenden magnetischen Einflüssen ausgesetzt 
und da auch in der weitern Umgebung keine so gros- 
sen Eisen- oder Stahlmassen vorkommen, dass sie 
eine merkliche Störung bewirken könnten, so sind die 
. 80 gewonnenen Resultate wohl als wahre absolute De- 
clinationswerthe zu betrachten. 
Um analog in genügender Entfernung von verbor- 
genen kleinen Eisenmassen auch die Horizontal-Inten- 
sität bestimmen zu können, wird zunächst durch Beob- 
achtung mit dem Fernrohr die Schwingungsdauer 
desselben, zur Declinationsmessung benutzten Stahl- 
magneten bestimmt — die nothwendigen Zuthaten zur 
Ermittlung des Trägheitsmoments sind ebenfalls vor- 
handen — darauf wird demselben von unten mikro- 
metrisch ein im Centrum eines getheilten Kreises 
sitzender Stuhl genähert, der ihn fixirt und mittelst 
_ dessen er genau um 90° nach der einen oder andern 
Seite gedreht, resp. also senkrecht zum magnetischen 
Meridian gestellt werden kann. In dieser Stellung 
lässt man ihn dann ablenkend auf einen, in seiner 
Verlängerung seitlich an demselben Gerüst aufgehäng- 
ten kleinern, mit Spiegel versehenen Magneten einwir- 
ken, dessen Ablenkung aus dem magnetischen Meri- 
dian vermittelst desselben Fernrohrs auf dem Ertel’- 
schen Kreis und einer darüber aufgestellten, in Milli- 
meter getheilten Glasscale gemessen wird. Dieser kleine 
Magnet ist übrigens ebenfalls durch einen Torsionsstab 
zu ersetzen, mit einem Gehäuse aus Glas und Holz 
umgeben und mit einer besondern Beruhigungsvorrich- 
tung versehen. Die Entfernung der beiden Magnete 
wird an ihren Suspensionsfiden in der Nähe der 
obern Enden derselben gemessen. Dort wird nümlich 
ein getheilter Messingstab in horizontaler Lage von 
vier zweckmässig seiner Länge nach vertheilten Rol- 
len, die auch an den erwühnten Holzlatten befestigt 
sind, getragen und lässt sich an die Fäden bis zur 
Berührung mit der getheilten Fläche heranschieben, 
Worauf man mit Mikrometer-Mikroskopen die Entfer- 
nung der Füden von den nächsten Theilstrichen ganz 
genau messen kann. Zur Ausführung dieser Messung 
ist auf der hintern Seite in passender Höhe ein von 
Wand zu Wand gehender Steg angebracht, zu dem 
man mit einer Treppe gelangt. Übrigens hüngen von 
dem Gerüst nicht bloss ein, sondern vier solcher, 
unten mit Spiegel und Torsionsstäben beschwerter 
Fäden in den Entfernungen von 32 und 42 Zoll bei- 
derseits vom Declinationsmagnet beständig herab, so 
dass für vollständige Ablenkungsbeobachtungen nur 
der Reihe nach alle vier Torsionsstäbe durch den 
gleich schweren Magnet zu ersetzen sind. Die Glas- 
kästchen dieser vier Ablenkungsapparate stehen auf 
eichenen Tischen, welche die seitlichen Säulen um- 
geben und nach aussen zwischen der Wand und Säule 
noch je einen Multiplikator tragen. Die Magnete die- 
ser beiden Multiplikatoren sind mit Coconfäden an dem- 
selben Gerüst aufgehängt und mit Spiegeln versehen, 
deren Stellung ebenfalls mit Fernrohr und Scale auf 
dem Ertel’schen Kreise beobachtet werden. Von die- 
sen Multiplikatoren gehört der eine zu einem ältern 
von Leyser in Leipzig angefertigten Inductions- 
inclinatorium, der andere zu einem entsprechenden, 
vor Kurzem erst von Meyerstein in Göttingen 
construirten, etwas vollkommenern Apparate. Diese 
zwei Inductor-Rollen mit ihren Gestellen sind am ent- 
gegengesetzten Saalende, also in möglichst grosser 
Entfernung von den Multiplikatoren, beiderseits vom 
Pfeiler des gewöhnlichen Inelinatoriums, ebenfalls auf 
besondern Fundamenten aufgestellt. Sie werden dazu 
dienen, die absoluten Fehler der gewöhnlichen Incli- 
natorien von Zeit zu Zeit neu zu bestimmen, 
Wie hier electromagnetische Wirkungen zur siche- 
ren absoluten Bestimmung der Inclination verwendet 
werden, so sollen dieselben ebenfalls zu einer einfa- 
chern und vielleicht auch sicherern absoluten Messung 
der Horizontal-Intensität nach den Vorschlägen von 
Neumann und W. Weber benutzt werden. Zu dem 
Ende ist auf einem Granitpfeiler im östlichen Kreuz- 
arm eine Tangentenboussole mit Spiegelablesung und 
auf einem zweiten Pfeiler im westlichen Theil des Saa- 
les ein bifilar aufgehängtes Solenoid ebenfalls mit 
Spiegelablesung aufgestellt. Die zugehörigen Fern- 
röhren mit Glasscalen stehen auch wieder auf Granit- 
pfeilern in der Mitte des Saales unter der Laterne, 
von welcher her die Scalen wie beim Declinatorium 
ihre Beleuchtung empfangen. Die definitiven bezüg- 
lichen Apparate sind übrigens erst in Construction 
5* 
