Bulletin de l’Académie Impériale 
io 
begriffen, so dass die vorhandenen, eine Tangenten- 
boussole und ein Electrodynamometer aus dem physi- 
kalischen Cabinet der Akademie, nur als provisorische 
für Vorstudien zu betrachten sind. Demgemäss trete 
ich hier auch nicht näher auf diesen Theil der In- 
strumente ein. 
Aus demselben Grunde, d. h. weil die Instrumente 
noch nicht ganz vollendet und aufgestellt sind, er- 
wähne ich ebenfalls nur ganz kurz, dass auf 2 anderen 
Granitpfeilern mehr gegen die Mitte des Saales hin 
Hülfsinstrumente zur Bestimmung der Temperatur - 
Coeffieienten der Magnete werden zu stehen kommen. 
Das eine ist gewissermassen ein Bifilar-Magnetometer, 
welches durch ein umgebendes Wasserreservoir auf 
verschiedene Temperaturen gebracht werden kann, 
das andere eine Art magnetischer Theodolith, welcher 
zu Ablenkungsbeobachtungen nach der Weber’schen 
Methode dienen wird und ausserdem auch noch zu 
Versuchen über das Variations-Inclinatorium mit Ei- 
seninduction benutzt werden soll. Beide Instrumente 
werden ebenfalls mit Spiegelablesung versehen sein. 
Zu den Zeitbestimmungen in diesem Saal ist in der 
Mitte desselben nahe der Säule mit den Ertel’schen 
Passageninstrument auf einem besondern Sockel eine 
Pendeluhr aufgestellt, welche ebenso wie die im un- 
terirdischen Pavillon auf electromagnetischem Wege 
in synchronem Gang mit der electrischen Uhr des 
Hauptgebäudes erhalten wird. Zu dem Ende ist das 
Hauptgebäude mit dem hölzernen Pavillon und dieser 
mit dem unterirdischen durch ein unterirdisches Cabel 
verbunden, das sieben durch Guttaperscha von ein- 
ander isolirte Kupferdrähte enthält und durch eine 
Kupferbandhülle gegen äussere Einflüsse geschützt ist. 
Einer dieser Drähte dient also zur Leitung des Regu- 
lirungstromes für die Uhren, drei andere vermitteln 
die electrischen Glockensignale vom Hauptgebäude zu 
den beiden Pavillons und von diesen zurück, ein fünfter 
verbindet das Telephon im Hauptgebäude mit denen in 
den beiden Pavillons, ein sechster gestattet, vom höl- 
zernen Pavillon aus auf dem Chronographen im Haupt- 
gebäude Zeitmarken für genauere Messungen zu ma- 
chen, und der siebente leitet zum hölzernen Pavillon den 
Strom, mittelst dessen von da im unterirdischen Pavillon 
die Signale für simultane Ablesungen : an den Variations- 
instrumenten zur Zeit der absol gege 
werden. Derselbe Strom wird auch noch i im hölzernen 
Pavillon zur Beruhigung der Magnete mittelst eines So- 
lenoids verwerthet. — Eine Vereinigung der nöthigen 
Taster für diese verschiedenen Signale und Zeichen be- 
findet sich im hölzernen Pavillon sowohl in der Mitte 
des Hauptsaals zur Benutzung bei den Beobachtungs- 
pfeilern als auch im Meridianzimmer bei den dorti- 
gen Instrumenten. 
Es bedarf schliesslich kaum nach der Erwähnung, 
dass alle Magnete der verschiedenen Instrumente im 
hölzernen Pavillon für gewöhnlich im Hauptgebäude 
deponirt sind und von dort nur nach Bedürfniss der 
absoluten Messungen am einen oder andern Instru- 
ment jeweilen herübergebracht werden und dass die 
Constanten der Intensitätsapparate auf die Normalen 
für Längeneinheit und Gewicht der Central- Anstalt 
bezogen sind. 
Aus Alle dem ist ersichtlich, dass Nichts versäumt 
worden ist, um auch bei den magnetischen Messungen 
eine grössere Genauigkeit zu erzielen; insbesondere 
ist auch da und zwar sowohl bei den Variationsbeob- 
achtungen als auch bei absoluten Messungen dafür 
gesorgt, dass durch Anwendung verschiedener Instru- 
mente für dasselbe Beobachtungselement der allfällige 
individuelle Einfluss der erstern besser erkannt und 
im Resultat eliminirt werden könne. 
Sämmtliche Instrumente sowohl die meteorologi- 
schen als magnetischen sind unter meiner unmittelba- 
ren Leitung aufgestellt und justirt worden. Bei der 
Einrichtung und Aufstellung haben mich die Herrn 
Scheurer, Mechaniker des Central- -Observatoriums, 
und Hr. Döring, Mechaniker des Observatoriums in 
Pawlowsk, unterstützt, bei der Justirung und Con- 
stanten-Bestimmung sämmtlicher Apparate leistete 
Hr. Mielberg als Verweser des Observatoriums sei- 
nen Beistand. Ich kann nicht unerwähnt lassen, dass 
die Herrn Tschikalew als Architect und Ssakulin 
als Bauunternehmer auch bei den für die Aufstellung 
der Instrumente nöthigen baulichen Einrichtungen 
uns mit Rath und That weit über ihre Pflicht hinaus 
in uneigennützigster Weise zu Hülfe gekommen sind. 
Mit den geschilderten Instrumenten und Einrich- 
tungen ist zunächst bloss für die normalen Beobach- 
tungen solcher meteorologischer und erd-magneti- 
scher Elemente gesorgt, für welche bereits sichere 
Beobachtungsmethoden vorliegen und wo also eine 
viele Jahre in constanter Weise fortgesetzte Serie von 
