des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
122 
Bonn., parodia expressit Crates in Bergkii Lyr. ed. 
alt. p. 525. 
Quod superest optamus ut G. Kinkelius viam quam 
ingressus est longam et arduam animo alacri et con- 
stanti persequatur et opus utilissimum atque difficilli- 
mum prospero cum successu incohatum mox feliciter 
absolvat. ^ 
Controll-Barometer. Von H. Wild. (Lu le 30 mai 1878.) 
(Avec une planche.) 
In Bd. XXI p. 85 (1875) dieses Bulletins habe ich 
ein nach meinen Angaben von Turettini in Genf con- 
struirtes «Neues Heberbarometer» beschrieben, wel- 
ches gegenüber den gewöhnlichen Heberbarometern 
gewisse Vorzüge besitzt und daher seither auf neu 
einzurichtenden meteorologischen Stationen vielfach 
eingeführt worden ist, ja auch anderwärts Eingang 
fand. Das Instrument, wie ich es damals beschrieben 
habe, zeigte indessen beim längern Gebrauch noch 
mehrere Übelstände, die allmählich durch kleine Ver- 
änderungen beseitigt wurden und die ich daher hier 
zunächst noch kurz erwähnen will. 
Zunächst war namentlich für den Gebrauch als Reise- 
instrument bei öfterm Anfassen des Barometers in der 
Mitte seiner Länge das Federn der beiden nur oben und 
unten verbundenen langen Messingröhren gegen einan- 
der für die unveränderte Erhaltung ihrer Geradheit be- 
denklich. Es wurden daher bei den neuern Instrumenten 
die beiden Röhren ungefähr in der Mitte ihrer Länge 
noch durch einen oo-förmigen, klemmbaren Doppelring 
verbunden, wodurch das Ganze vollständige Festigkeit 
und Stabilität gewonnen hat. Ferner wurde die Klemm- 
Schraube sowohl dieses Ringes als des untern Visir- 
Doppelrings nicht mit ründerirtem Kopfe, sondern 
mit einem Viereck versehen, auf welches der zum 
Oeffnen des Hahns dienende Schlüssel passte, um nach 
Einstellung des Visir-Ringes auf den Nullpunkt der 
Theilung eine unabsichtliche Verstellung des letztern 
zu erschweren. ') Endlich geschah es beim Transport 
gefüllter Instrumente in umgekehrter Lage einige 
Male, dass die kurze Röhre, die nach oben zu keinen 
ae . 
. 1) Um die Gleichartigkeit der Ablesung oben und unten vollstän- 
ist es geboten, diesem Visir-Ring die gleiche Farbe 
Mara oben zu geben, also entweder beide aus lackirtem 
essing Zu machen oder beide zu versilbern, etc. 
Anschlag hat und nur durch die Reibung des umpress- 
ten Leders in ihrer Fassung gehalten wird, bei Ver- 
minderung dieser Reibung in Folge Austrocknens des 
letzteren durch den Quecksilberdruck herausgedrüngt 
wurde und so` eine Entleerung des Barometers ohne 
Bruch erfolgte. Zur Verhinderung dessen liess ich in 
der Röhre über dem Hahn kurze verschiebbare Röhr- 
chen mit Boden anbringen, welche nach erfolgter Zu- 
sammensetzung des Barometers gegen den Hahn ge- 
schoben und dann von aussen durch zwei seitliche 
Schrauben geklemmt werden. 
Das Instrument zeigte aber noch einen andern princi- 
piellen Übelstand, der nur bei sehr exacter technischer 
Ausführung, wie sie zufällig bei den zuerst von mir 
untersuchten Exemplaren X: 0 und 1 (siehe die frühere 
Abhandlung S. 371) bestand, im Allgemeinen aber 
nicht erwartet werden darf und auch wirklich nicht 
erfolgte, verschwinden wird, es ist dies die Übertra- 
gung des Anfangspunktes oder eines andern Punktes 
der Theilung auf der die eigentl. Barometerróhre um- 
hüllenden Messingröhre zum zweiten kurzen Schenkel 
des Barometers. Wenn nämlich der untere Theil der 
getheilten Röhre nicht genau parallel zur Röhren-Axe 
cylinderisch abgedreht oder die Axe der Schraube, 
mit der sie auf das Eisengefäss aufgeschraubt wird, 
ihrer Längsaxe nicht parallel ist oder der Doppel- 
Ring nicht exact gearbeitet ist, so wird nicht bloss 
jene Übertragung absolut unrichtig erfolgen, sondern, 
was viel gewichtiger ist, beim Auseinandernehmen und 
Wiederzusammensetzen des Instruments relativ ver- 
schieden sein, wenn dabei, was sehr wahrscheinlich 
ist, nicht mehr alle Theile genau in dieselbe Lage wie 
vorher kommen. Ist also nach einer ersten Füllung 
des Barometers die Gesammt- Correction desselben 
durch Vergleichung mit einem Normalbarometer be- 
stimmt worden, so muss man risquiren, dass diese 
Correction eine andere werde, wenn das Instrument, 
etwa behufs neuer Füllung, ganz zerlegt werden muss. 
Das ist nun in der That wiederholt bei Instrumenten 
dieser Art, die zu Inspectionsreisen benutzt wurden 
und auf der Reise in Folge Herausrutschens der kleinen 
Róhre oder Zerbrechens der langen neu gefüllt werden 
mussten, oder auch bloss behufs Reinigung auseinan- 
der genommen wurden, geschehen. So hat das Baro- 
meter Turettini'® 13, das Herr Dohrandt nach 
Nukuss mitnahm und wieder von dort zurückbrachte, 
