123 Bulletin de l’Académie Impériale 
124 
bloss in Folge einer Zerlegung behufs Reinigung ein- | Juni 1876 
neu gefüllt, darauf von Herrn Rykatschew 
zelner Theile eine Anderung seiner Correction von | auf eine Inspectionsreise nach dem Süden mitgenom- 
—0"719 vor der Reise zu —0""44 nach der Reise | men, wobei es unterwegs zerbrach und wieder neu 
erfahren?) Das Barometer Turettini € 15, das von | gefüllt wurde‘). Die sorgfältigen Verificationen vor 
mir im August 1875 (sieh. die frühere Abhandlung | und nach der Reise im physikal. Central-Observato- 
8. 371) mit dem Normalbarometer des Observatoriums | rium haben für die absoluten Correctionen im Ver- 
verglichen worden war, wurde, da durch eine Unvor- | gleich zu der frühern folgende Werthe ergeben: 
sichtigkeit Luft in’s Vacuum eingedrungen war, im | 
Turettini V 15 
Datum Absol. Correction Mittl. Abw. Zahl der Vergl. Beobachter 
1875 Aug. — 0,34 +0,05 15 Wild u. Mielberg 
1876 Juni — 0,82 + 0,04 17 Wild u. Rykatschew 
» Sept. — 0,58 + 0,04 20 Rykatschew 
Das Barometer Turettini Y 58 endlich wurde im | nach St. Petersburg zurückgebracht, wo die Verglei- 
Juni 1877 mit dem Normalbarometer des Central- chung im Februar 1878 genau dieselbe Correction er- 
Observatoriums verglichen, darauf in's Observatorium | gab. Beim Rücktransport nach Pawlowsk rutschte lei- 
nach Pawlowsk übergeführt, wo es bis Ende Januar|der die kurze Róhre heraus und es musste nun in St. 
1878 als Beobachtungsbarometer diente, sodann zu Petersburg neu gefüllt und wieder verificirt werden. 
einer neuen Verification in's Central-Observatorium 
Die Resultate der successiven Vergleichungen sind: 
Turettini Y 58 
Datum Absol, Correction Mittl. Abw. 
1877 Juni — 0,03 + 0,03 
1878 Februar — 0,02 =0,03 
» Februar +0,12 + 0,04 
Zahl der Vergl. Beobachter 
10 Dohrandt 
14 Wild 
20 Dohrandt 
Die Veränderungen der absoluten Correction durch wähnte Übelstand weiter keine nachtheiligen Folgen. 
Auseinandernehmen des Instruments können also, wie | Eine entsprechende Erfahrung haben wir z. B. am 
wir sehen, bis nahe Q""5 gehen. Zur Verhütung von 
Missverständnissen füge ich ausdrücklich hinzu, dass 
in allen diesen Fällen Veränderungen der Correction 
wegen Luft in der Toricelli’schen Leere ausgeschlos- 
sen sind. 
Wenn hingegen das neue Heber- Barometer als 
Standbarometer an ein und demselben Ort verbleibt, 
also keine Veranlassung zum Zerlegen desselben ein- 
triti, da der kurze Schenkel nach Umkehrung des 
Barometers und Abschrauben des Bodens der Cisterne 
von dieser aus gereinigt werden kann, so hat der er- 
früher schon erwühnten Barometer Turettini X 0 
gemacht, das seit 1. Januar 1874 bis jetzt als norma- 
les Beobachtungsbarometer im physikal. Central-Ob- 
servatorium gedient hat. Folgendes sind nümlich die 
von Zeit zu Zeit mit Hülfe eines Übertragungsbaro- 
meters nach dem Normalbarometer neu bestimmten 
absoluten Correctionen desselben: 
2) F. Dohrandt, Bericht über die Inspection meteorol. Statio- 
nen 1874 und 1875 in Jahresbericht des physik. Central-Observato- 
riums für 1875 und 1876, Beilage II. S. 71. E 
3) Wild’s Repertor, für Meteorologie. Bd, V. X 12, 
Veniet m aerei e. 
EE 
