125 
des Sciences de Saint- Pétersbourg. 
Turettini X 0 
Datum Absol. Correction Mittl. Abw. 
1873 März — 0,35 = 0,05 
» April — 0,37 + 0,06 
» Dec — 0,88 + 0,04 
1875 Jan YU. +0,05 
1876 Jan — 0,50? +0,05 
» Juni — 0,35 = 0,03 
» Dec. 2l + 0,04 
1877 Juni 20.37 + 0,02 
Der ausnahmsweise grosse Werth der Correction 
vom Januar 1876 beruht sehr wahrscheinlich auf ei- 
ner Unsicherheit des damals geb ht Übertragungs- 
barometers, der erst später -erkannt wurde. Schliessen 
wir daher dieses Datum aus, so lüsst die Constanz 
des Barometers wührend der 5 Jahre nichts zu wün- 
schen übrig. 
Nach Alle Dem empfiehlt sich das neue Bett 
barometer der Einfachheit seiner Beobachtung und 
seiner andern Vorzüge halber wohl als Standbarome- 
ter auf meteorologischen Stationen, nicht aber als 
Reisebarometer. Noch weniger kann es als Controll- 
barometer oder Übertragungsbarometer 1. Classe zur 
sichern Vergleichung der Barometer 1. Classe ent- 
fernter Observatorien dienen, da es dazu zu enge 
Röhren besitzt, bei welchen die Variabilität der Ca- 
pillarcorrection noch eine zu grosse Rolle spielt, resp. 
die hiefür festgesetzte mittlere Fehlergrenze von 
- 077025 (sieh meine Abhandlung «Über Normalba- 
rometer und ihre Vergleichung»; dieses Bulletin T. 
XXIII. p. 86. 1876) in Bestimmung des Barometer- 
standes überschritten wird. 
Ein solches Controll- od. Übertragungs-Barometer 
1. Classe hat zu dem Ende nach S. 108 und folg. der 
eben erwähnten Abhandlung folgenden Bedingungen 
zu genügen: 
a) Das Barometerrohr sollte nicht wohl einen ge- 
ringen innern Durchmesser als 12”” haben und darf 
caeteris paribus bei Heberbarometern etwas enger 
sein als bei Gefässbarometern, jedenfalls aber ist es 
nothwendig, dass das Quecksilber vor jeder Beobach- 
tung in beiden Schenkeln des Barometers gehoben 
werden könne. 
b) Die Abseh-Vorrichtung und ihre Einstellung 
soll für beide Quecksilberniveaus homogen sein, wes- 
Zahl der Vergl. Beobachter 
13 Mägis 
8 Wild 
20 » 
20 Wild u. Mielberg 
10 Wild u. dej. Beobachter 
10 Wild u. dej. Beobachter 
8 » » 
10 Trautvetter. 
halb strenggenommen nur Heberbarometer zulässig 
bleiben. 
c) Sowohl der Maassstab, als die Abseh-Vorrich- 
tung mit Vernier müssen durch solide und exacte 
Construction die Garantieen grosser Constanz darbie- 
ten, während eine Genauigkeit der Ablesung am Ver- 
nier bis zu 0"7?05 genügend sein dürfte. 
d) Das Thermometer muss so angebracht sein, dass 
es vor Allem die mittlere Temperatur des Quecksilbers 
in der gehobenen Säule möglichst sicher angibt; auch 
muss namentlich zu Anfang wiederholt seine Null- 
punktscorrection neu bestimmt werden. 
e) Das Instrument muss für den sichern Transport 
in gefülltem Zustande eingerichtet sein, sollte die 
Prüfung auf das eventuelle Vorhandensein von Luft 
im Vacuum nach der Arago'schen Methode zulassen 
und durch die, im Falle eines Bruches der Róhre noth- 
wendige Zerlegung behufs Ersatz und Neufüllung der- 
selben keine Veränderung seiner absoluten Correction 
erfahren. 
Diesen Bedingungen allen kann meines Erachtens 
nur durch folgendes Constructions- Princip genügt 
werden. Die beiden Schenkel des 11 12"" weiten 
Heberb ters müssen vertikal unter einander liegen, 
so dass ihre Verlängerungen fallen, und cent- 
risch von der, als Maassstab dienenden getheilten Me- 
tallröhre umhüllt werden, so dass dieselbe Absehvor- 
richtung (Schieber mit Ausschnitt und Vernier) auf 
die Quecksilberkuppe oben und unten eingestellt 
werden kann. Das Thermometer ist ebenfalls im In- 
nern dieser Metall-Róhre, wo móglich auch centrisch, 
anzubringen. 
Nachdem so das Constructions-Princip prücisirt 
war, hielt es nicht sehr schwer, dasselbe auch zu rea- 
lisiren. Ich habe dies in zweierlei Weise versucht. 
