127 
Bulletin de l’Académie Impériale 
128 
Ein erstes Instrument dieser Art hat meinen nä- 
hern Angaben gemäss Herr Turettiniin Genf (Société 
genevoise de construction) mit gewohntem Geschick in 
seiner Werkstätte ausführen lassen. Dasselbe ist auf 
der beiliegenden Tafel in Fig 1 — 4 in '/, der natürl. 
Grösse dargestellt. Wenige Worte werden genügen, die 
Zeichnung verständlich zu machen. 
Das Gefäss mit Ledersack und der eisernen Scheide- 
wand d zwischen dem obern und untern Theil, um 
das Eindringen von Luft in die Barometerröhre zu 
erschweren, entsprechen ganz den bezüglichen Theilen 
des frühern Instruments. Dasselbe gilt von der Schraube 
zum Nachfüllen von Quecksilber und von der Befes- 
tigungsweise der beiden Glasröhren durch gepresste 
Lederringe im Deckel des Gefässes. 
In den Deckel des Eisengefässes sind 3 Eisenstan- 
gen a, B, y (Fig. 3) eingeschraubt, welche den Haltern 
der Glasröhren und des Thermometers, wie Fig. 3 
dies anzeigt, zur Stütze dienen. Zunächst ist das die 
kurze Glasröhre am obern Ende umfassende und ab- 
schliessende Hahnenstück s, sodann der obere und un- 
tere Halter & und y des Thermometers, endlich die 
den erweiterten und centrischen Theil des Barometer- 
rohrs oben und unten umfassenden, mit Kork gefüt- 
terten Lager $ und x daran festgeklemmt. ` 
Das eiserne Quecksilbergefäss mit den Glasróhren, 
dem Thermometer und. das diese haltende eiserne 
Gestell bildet also einen ganz separaten Theil des In- 
strumentes und könnte nach Füllung und Einsetzung 
der Barometerröhre (ganz analog wie beim frühern 
Instrument) für sich als Barometer aufgestellt und be- 
nutzt werden, indem man etwa die Niveau-Differenz 
des Quecksilbers in beiden Schenkeln mit einem Ka- 
thetometer ausmessen würde. b 
Zu dieser Messung der Barometerhóhe dient nun 
für gewöhnlich das über das eiserne Gestell her- 
unterzuschiebende und am Quecksilbergefäss aufzu- 
schraubende in Millimeter getheilte Messingrohr 
dessen Deckel p einerseits die Suspensionsvorrichtung 
v trägt und vermittelst dreier, in die Enden der 
Eisensäulen hineingehenden Schrauben 8 auch dem 
obern Ende des Eisengestells Halt verleiht. Passende 
diametral gegenüberstehende Schlitze gestatten dio 
Ablesung des Thermometers und der Quecksilberkup- 
pen. Auf diese wird zu dem Ende der obere Rand des 
mit einem Vernier versehenen Schiebers cc einge- 
stellt, der zur feinern Bewegung mit der Schrauben- 
mutter o am Rohre festgeklemmt und dann mit der 
Mutter t micrometrisch verschoben wird. Eine längs 
der Röhre heruntergehende Lamelle und eine dazu 
passende Nut im Schieber verhindert die Drehung 
des letzteren beim Verschieben von unten nach oben, 
wenn zuerst das untere und darauf das obere Queck- 
silberniveau zur Messung der Höhendifferenz beider 
eingestellt wird. Dass hiebei die Ablesungs- und Ein- 
stellungsweise etwa wie beim Kathetometer oben und 
unten genau dieselbe und jeder Indexfehler und dergl. 
ausgeschlossen ist, erhellt hiernach ohne Weiteres, 
ebenso, dass bei einer Zerlegung des Instrumentes 
keine Änderung der einmal bestimmten Correction er- 
folgen kann. Ja es kann sogar dieser Einrichtung zu- 
folge, wenn die Theilung auf dem Messingrohr verifi- 
eirt und das letztere genau als gerader Cylinder abge- 
dreht und geschliffen worden ist, das Instrument bis 
auf die jedenfalls kleine Capillaritäts-Correction zu 
absoluter Messung des Barometerstandes dienen, da 
ja der Einfluss der allfällig in der Toricelli’schen Leere 
noch vorhandenen Luft ebenfalls nach der Arago’schen 
Methode direct bestimmt werden kann. | 
Nur für den bequemeren Gebrauch des Instruments 
[als Stand-Barometer ist der in Fig. 2 in der Seiten- 
ansicht und in Fig 4 im Grundriss dargestellte, an 
einer beliebigen Stelle aufzuklemmende zweite Schie- 
ber o mit Vernier dem Instrumente beigegeben. Nach 
Einstellung dieses Schiebers z. B. auf den Nullpunkt 
der Theilung wird das Quecksilber bei der Beobach- 
tung dann jeweilen bis zur Berührung mit seinem 
Rande im kurzen Schenkel gehoben und darauf oben 
der Schieber o eingestellt. Selbstverständlich muss in 
diesem Falle vermittelst eines Hülfsbarometers die 
durch die Indexdifferenz beider Schieber bedingte 
Correetion besonders bestimmt werden. 
Wie beim frühern Barometer, so ist auch hier nach 
vollständiger Füllung beider Schenkel mit Quecksilber 
durch Heben des Sackes das kurze Rohr für den 
Transport des Instrumentes durch den Stahlhahn ab- 
zuschliessen, zu dessen Viereck man mit dem Schlüs- 
sel durch die Öffnung & (Fig. 2) im äussern Rohre 
gelangt. 
In dieser Weise ist das vorliegende Instrument be- 
reits mehrfach von St. Petersburg nach Pawlowsk und 
| von da wieder nach St. Petersburg zu neuer Verglei- 
