129 
des Sciences de Saint - Pétersbourg. 
chung mit dem Normalbarometer des physikal. Cen- 
tral-Observatoriums transportirt worden, ohne dass 
es dabei irgend welche Veränderung erfuhr. 
Ich habe versucht, das neue Constructions- -Princip 
noch in einer weiten Weise zur Ausführung zu 
bringen, zu welcher Herr Dr. Geissler in Bonn mit 
gewohnter Kunstfertigkeit die nicht leicht herzustel- 
lenden Glastheile und Herr Mechanikus Brauer da- 
hier in ebenso vollkommener Weise die Metalltheile 
angefertigt hat. Die letztern unterscheiden sich nicht 
wesentlich von denen des eben beschriebenen ersten 
Instrumentes; statt des Ledersackes hat Herr Brauer 
im Eisengefäss einen Stempel verwendet, das beson- 
dere Eisengestell wurde durch die Form der Glastheile 
überflüssig und ebenso ermöglichte es die letztere, die 
getheilte Messingröhre enger zu wählen, so dass sie 
trotz grösserer Wandstärke einen äussern Beckett 
von bloss 44"" hat. — Die Glastheile haben die in 
Fig. 5 (ebenfalls in '/, der natürl. Grösse) dargestellte 
Form. Die eigentliche Barometerróhre und der kurze 
Schenkel des Barometers sind nämlich fest mit ein- 
ander verbunden, indem die an die weitere obere 
Róhre a angeschmolzene und seitlich abgebogene en- 
gere Verbindungs-Róhre AN unten bei b durch eine 
seitliche Oeffnung des kurzen Schenkels dd' — von 
gleicher Weite wie die Barometerkammer oben, innerer 
Durchmesser — 12"" — in diesen eingeführt, damit 
verschmolzen und dann lüngs seiner Axe noch unge- 
fähr 20"" über das Ende d desselben hinaus bis c ver- 
längert ist. Der kurze Schenkel dd’ ist unten bei d 
offen und oben bei d durch den eingeschliffenen Glas- 
hahn A (mit seitlicher Durchbohrung und Viereck 
zum Aufstecken eines Schlüssels) verschliessbar. Zur 
Verstärkung sind die weitern Theile a und d des Ba- 
rometerrohrs vis-à-vis der Verbindungs-Róhre b noch 
durch einen angeschmolzenen Glasstab gg’ verbunden. 
Zwischen diesem Glasstab und der Glasróhre ist un- 
gefähr bei ¢ das Thermometer centrisch mit a und d 
angebracht. Es wird durch zwei Korkscheiben gehal- 
ten, welche ihrerseits mit zwei andern bei bg über den 
obern und bei dh über den untern erweiterten Theil 
des Barometerrohrs geschobenen Korken durch Mes- 
Singstäbchen fest verbunden sind. Der Kork bei dh 
verhindert zugleich das Herausrutschen des Hahnes 
h. Diese Korke alle entsprechen in ihrem äussern 
Umfang dem innern Durchmesser der getheilten Mes- 
Tome XXV, 
singrühre und geben also zugleich dem Barometerrohr 
in dieser seinen Halt. Dasselbe stützt sich ausserdem 
noch gegen einen Kork im Deckel der letztern und ist 
mit dem untern offenen Ende d' des kurzen Schenkels 
in die entsprechende Tubulatur des Eisengefässes 
quecksilberdicht durch umgepresste Lederringe ein- ` 
gesetzt. 
Durch diese Construction ist also der Vortheil einer 
einzigen centralen Tubulatur im Eisengefäss erzielt 
und damit zugleich auch die Möglichkeit einer grös- 
sern Annäherung der excentrischen Verbindungsröhre 
an den kurzen Schenkel des Barometers geboten, wo- 
durch wieder die centrisch umhüllende Maassröhre in 
ihrem Durchmesser eine wünschenswerthe Beschrän- 
kung erfahren kann. Abgesehen nümlich von der da- 
durch bedingten Verminderung des Gewichts und Vo- 
lumens des Instruments ist ein nicht allzugrosser 
Durchmesser des Maassrohres auch deshalb erfofder- 
lich, weil sonst das gleichzeitige scharfe Erkennen von 
vorderm und hinterm Rande des Visir-Ringes bei der 
Einstellung auf die Quecksilberkuppe erschwert und 
damit die Genauigkeit der letztern vermindert wird. 
*Dagegen besitzt diese zweite Constructionsweise 
den Nachtheil einer schwierigen Herstellung der Glas- 
róhren-Combination und einer gróssern Zerbrechlich- 
keit der letztern. Von 3, durch Herrn Dr. Geissler 
angefertigten und glücklich hier angelangten Exem- 
plaren desselben haben nach einiger Zeit zwei bei 
ruhigem Liegen in einem Schrank von selbst, wahr. 
scheinlich wegen ungleicher Ausdehnung der verbin- 
denden Röhre b und des Glasstabes g, Risse (die eine 
bei b, die andere bei g) erhalten. Dem letztern Um- 
stand könnte allerdings dadurch abgeholfen werden, 
dass der Glasstab nur unten angeschmolzen würde und 
oben bloss mit einer angekitteten Metallklammer die 
weite Röhre umfasste und stützte. 
Herr Ch. F. Geissler in Berlin, dem ich seiner 
Zeit bei seiner Anwesenheit in St. Petersburg das neue 
Constructionsprincip ebenfalls mittheilte, hat dasselbe 
nach eigenen Ideen analog wie das zweit’ beschriebene 
von mir zur Ausführung gebracht. Um dem Instrument 
eine noch schlankere Gestalt geben zu können, hat er 
den stützenden Glasstab ganz weggelassen, durch das 
gläserne Thermometer eine zweite verstärkende Ver- 
bindung zwischen den erweiterten Theilen der Baro- 
meterröhre oben und unten hergestellt und sodann 
9 
