— 363 — 



— 364 — 



pen angewendet werden, deren Brennweite kürzer 

 als etwa 3'" ist, welche also eine mehr als 30fache 

 Vergrösserung geben , so wird einentheils das Prä- 

 parireu wegen des beschränkten Raumes unter der 

 Loupe mehr und mehr schwierig, und anderntheils 

 nimmt das Licht bei Gegenständen , welche nicht 

 von unten beleuchtet werden können, stark ab, oh- 

 ne dass es möglich wäre, ein verstärktes Licht auf 

 das Object zu werfen, indem der unmittelbar über 

 dem Objecte und der Loupe befindliche Kopf des 

 Beobachters jeden Gebrauch von Beleuchtungslinsen 

 u. s. w. völlig ausschliesst. 



Unter diesen Umständen würde es für die Si- 

 cherheit und Leichtigkeit der Zubereitung mikrosko- 

 pischer Objecte von unberechenbarem Vortheile sein, 

 wenn es gelingen würde, ein optisches Instrument 

 zu verfertigen, welches die Vorzüge in sich ver- 

 einigte ein aufrechtes Bild zu geben, bei gehöriger 

 Lichtstärke und Schärfe eine weit stärkere Ver- 

 grösserung als gewöhnliche Loupen zu geben, ein 

 grosses Gesichtsfeld zu haben und für den Gebrauch 

 der Zergliederungsinstrumente den nöthigen Raum 

 zu gewähren. Unter den mir bekannten Instru- 

 menten ist das in der Aufschrift genannte Ober- 

 häuser' sehe Mikroskop das einzige , welches die 

 Lösung dieser Aufgabe zum Zwecke hat. Ein neu 

 gefertigtes Exemplar, welches ich in den letzten 

 Tagen von Paris erhielt, setzt mich in den Stand, 

 über die Leistungen dieses Instrumentes, welches 

 in seiner Construction von allen bisherigen Mikro- 

 skopen abweicht, Mittheilungen zu machen. Die 

 Einrichtung desselben ist folgende. Als Object dient 

 ein System von achromatischen Linsen, welches unge- 

 fähr dieselbe Stärke, wie dieCombination derObjective 

 1,2, 3 eines Plössl' sehen Mikroskopes besitzt; 

 dieses Objectiv will ich im Folgenden durch A be- 

 zeichnen. Durch dieses Objectiv wird wie in jedem 

 andern Mikroskope ein umgekehrtes Bild des Ge- 

 genstandes in der Röhre des Mikroskopes entwor- 

 fen , dieses Bild wird nun aber nicht durch ein astro- 

 nomisches Ocular, sondern durch ein vollständiges, 

 schwach vergrösserndes , achromatisches Mikroskop, 

 welches in die Röhre des Objectives A eingesetzt 

 ist, betrachtet, es erscheint somit, indem es in die- 

 sem Mikroskope noch einmal umgedreht wird, auf- 

 recht. Um nun mit demselben Objective A und ohne 

 das Ocular zu wechseln verschiedene Vergrösserun- 



das Object von unten beleuchten oder auf einem schwar- 

 zen Grunde sehen zu können , je nachdem man den Spie- 

 gel dreht. Die ganze Vorrichtung kann man für ein paar 

 Gulden machen lassen. Wer sich luxuriöser einrichten 

 will, mag sich ein metallenes Stativ mit einem Triebwerk 

 machen lassen, er wird aber schwerlich bequemer, als 

 mit obiger Vorrichtung arbeiten. 



gen erhalten zu können, ist die Einrichtung getrof- 

 fen, dass das als Ocular dienende Mikroskop in der 

 Röhre, welche das Objectiv A trägt, mittelst eines 

 Triebes und einer gezähnten Stange auf- und abge- 

 schoben werden kann , wobei natürlicher Weise je 

 tiefer das Mikroskop in der Röhre abwärts ge- 

 schraubt wird, das Bild desto kleiner und licht- 

 starker wird und umgekehrt. Auf diese Weise 

 lässt sich durch blosse Verstellung des als Ocular 

 dienenden Mikroskopes die Vergrösserung allmählig 

 in jeder beliebigen Abstufung von einer zweimaligen 

 bis zur 150fachen steigern. Je schwächer die ange- 

 wendete Vergrösserung ist, in desto grössere Ent- 

 fernung muss aus leicht begreiflichen Gründen der 

 ganze Apparat vom Objecte gebracht werden und 

 umgekehrt; es steht jedoch bei der 150fachen Ver- 

 grösserung das Objectiv A noch um 4 par. Lin. vom 

 Objecte ab, lässt also jede Anwendung von Mes- 

 sern u. s. w. beim Präparireu zu ; beim Gebrauche 

 der schwächsten Vergrösserung beträgt der Abstand 

 ohnedies mehrere Zolle. Das Stativ ist das gleiche, 

 wie bei dem grossen O b erb aus er 'scheu Mikro- 

 skope, der Objecttisch besteht aus schwarzem Glas, 

 und lässt sich um seine Achse drehen Cplatine ä 

 tourbillon) ; die Metallarbeit ist pünktlich und elegant. 



Die Objecte können von unten auf die gewöhn- 

 liche Weise beleuchtet werden; bei opaken Gegen- 

 ständen reicht bei den schwächeren Vergrösserungen 

 das gewöhnliche Tageslicht vollkommen aus , bei der 

 Anwendung der stärkeren Vergrösserungen wird es 

 uöthig, von einer grossen Beleuchtungslinse, welche 

 dem Instrumente beigegeben ist und welche eine 

 vorzügliche Wirkung thut, Gebrauch zu machen. 

 Das Gesichtsfeld hat bei der schwächsten Vergrös- 

 serung einen Durchmesser von 7 l / 2 par. Lin., bei der 

 stärksten von etwas weniger als 1 Millimeter. 



Was die Leistungen des Instrumentes in Hin- 

 sicht auf Klarheit und Schärfe des Bildes betrifft, 

 so sind dieselben sehr befriedigend zu nennen, wenn 

 man in Betracht zieht , dass das Licht durch zwei 

 hintereinander folgende Systeme von Objectivlinsen 

 zu gehen hat. Entsprechende Vergrösserungen eines 

 Plössl 'sehen Mikroskopes sind allerdings schärfer 

 und lichtstärker, allein bei der grossen Steigerung 

 der Helligkeit, welche sich durch die grosse Be- 

 leuchtungslinse bewirken lässt , ist die Klarheit des 

 Bildes für den Zweck der Präparation eines Ob- 

 jeetes vollkommen ausreichend zu nennen. Bei 

 schwachen Vergrösserungen , etwa bis zu 16 oder 

 20 Durchmessern aufwärts ziehe ich zwar die An- 

 wendung der achromatischen Loupe vor, indem 

 diese jedes zusammengesetzte Instrument übertrifft, 

 bei stärkeren Vergrösserungen tritt dagegen der 

 Vorzug des neuen Mikroskopes entschieden hervor, 



