35 



36 



phragma, auf dem Rande der Schlittenbahn, 

 angebrachte horizontale Holzleiste aufgelegt, 

 und ist es nunmehr äusserst leicht, die 

 Fraunhofer' sehen Linien der Scala auf 

 die Fraunhofer 'sehen Linien des auf dem 

 geschlossenen Diaphragma *) projicirten Spec- 

 trums genau einzustellen ; hat man dann die 

 Scala durch zwei Heftnägel fixirt, so ist alles 

 für den Beginn der Versuche vorbereitet. 



Wenn ich nunmehr in den Focus des Col- 

 lectors — oder unmittelbar davor — das Glas- 

 gefäss mit dem .Efoöfea-Spross bringe, so kann 

 ich dasselbe in kürzester Zeitfolge mit weissem 

 Licht durch völliges Hinwegziehen des Dia- 

 phragma bestrahlen, oder mit Licht von ganz 

 beliebiger und genau gekannter Wellenlänge, 

 indem ich die Ränder des Diaphragma auf 

 zwei Scalatheilstriche einstelle. Ich vermag 

 auch aus dem gemischten Sonnenlicht ver- 

 schiedene Strahlengruppen, die der Mitte des 

 Spectrums angehören, durch Einschaltung 

 schmaler, nach den Dimensionen der Scalen- 

 theile zugeschnittener Brettchen, auszuschal- 

 ten. Zugleich habe ich den Vortheil, dass 

 der Collector alle Strahlen des Spectrums, 

 deren Wirkung untersucht werden soll, auf 

 einen kleinen Fleck concentrirt und somit 

 jede Spectralregion in möglichster Lichtstärke 

 zur Wirkung gelangen lässt. 



Ueber die einzelnen Bestandteile des Spec- 

 trophors möchte ich mir jetzt noch ein paar 

 Bemerkungen erlauben. 



Von der Spaltbreite hängt bekanntlich die 

 Schärfe des Spectrums und seine Lichtstärke 

 ab; je feiner der Spalt, desto reiner das Spec- 

 trum , aber auch desto lichtärmer ; speciell 

 beim Spectrophoi hängt die Lichtstärke auch 

 von der Höhe des Spaltes ab. Ich habe nun 

 gefunden, dass bei Anwendung eines tadel- 

 losen Projectors, wie mein Steinheil'sches 

 Fernrohrobjectiv es ist, und vorzüglicher 

 Prismen, man dem Spalt eine sehr viel grössere 

 Breite geben darf, als gewöhnlich angenom- 

 men wird, ohne dass die Reinheit des Spec- 

 trums darunter in dem Grade leidet, dass 

 dasselbe nicht noch für unsern Zweck aus- 

 reichend scharf wäre. Anfangs, wo ich nur 

 die Wirkung grösserer Spectralabschnitte mit 

 einander verglich, arbeitete ich stets bei einer 

 Spaltbreite von 1 bis 2 mm. Später, wo es 

 mir daran lag, viel schmälere Spectralbezirke 



!) Es ist zu empfehlen , zu diesem Ende vor die 

 beiden Schieber des Diaphragma einen weissen Carton 

 zustellen, auf dem die Fr au nhof er'schen Linien 

 sich schärfer abheben. 



einwirken zu lassen , versuchte ich anfangs 

 das Licht vor seinem Eintritt in den Spalt 

 durch eine ähnliche Linsencombination zu 

 concentriren, wie sie von Pf e f f e r angewendet 

 worden ist, bemühte mich aber stets ver- 

 gebens, trotz Anwendung verschiedener Lin- 

 sen, bei diesem Verfahren ein nur einiger- 

 massen reines Spectrum zu erzielen. Ich 

 stellte dann Versuche darüber an, wie breit 

 der Spalt gemacht werden dürfe, ohne dass 

 das Spectrum zu unrein werde und fand zu 

 meiner Ueberraschung , dass ich unter An- 

 wendung eines Schwefelkohlenstoffprisma 

 bei einer Spaltbreite von 10 bis 15 mm die 

 Fr au nhof er 'sehen Linien im Blau und 

 Violett noch deutlich zu erkennen vermochte, 

 während diejenigen im Roth und Gelb nicht 

 mehr sichtbar waren. Ich liess jetzt das Spec- 

 trum bei 10 mm Spaltbreite auf einen Carton- 

 bogen fallen, in den ein kleiner 2 bis 3 mm 

 breiter Spalt eingeschnitten war ; dieser Spalt 

 wurde in der Ebene des Spectrums verscho- 

 ben, so dass nach einander verschiedenes mo- 

 nochromatisches Licht, roth, gelb, grün etc. 

 hindurchfiel. Diese farbigen Lichtbündel 

 wurden auf ein Flintglasprisma geleitet und 

 in einiger Entfernung dahinter auf einem 

 weissen Schirm aufgefangen : es zeigte sich 

 in allen Spectralregionen , dass die Strah- 

 len durch das Prisma nur abgelenkt waren, 

 ohne dass an ihren Räudern die Beimengung 

 anderer Strahlen erkennbar gewesen wäre; 

 die Ränder waren scharf, gelb, grün, roth etc. 

 Dieser Versuch bewies, dass für unsere 

 Zwecke des Studiums der Lichtwirkung 

 das Spectrum selbst bei 10 mm Spaltbreite 

 immer noch rein genug war. 



Eine einfache Ueberlegung zeigt, dass der 

 Spalt um so breiter sein kann, je grösser die 

 Dispersion des Prisma ist, weil die Ränder 

 der einzelnen farbigen Spaltbilder um so 

 weniger über einauder greifen, je weiter sie 

 auseinander gerückt werden. Bei Anwendung 

 mehrerer Schwefelkohlenstoffprismen würde 

 daher der Spalt noch weiter gemacht werden 

 dürfen. 



In Bezug auf die von mir benutzten Pris- 

 men sei bemerkt, dass theils ein grosses Flint- 

 glasprisma, theils ein mit Schwefelkohlen- 

 stoff 1 ) gefülltes Hohlprisma, beide aus der 

 Werkstatt von Steinheil, zur Anwendung 

 kamen. Das letztere ist aus planparallelen Glas- 



i) Bei künftigen Versuchen gedenke ich den Schwe- 

 felkohlenstoff durch zimmtsaures Aethyl zu ersetzen, 

 welches bedeutende Vorzüge besitzt. 



