38 



platten von 70 mm freier Oeffnung zusammen- 

 gefügt, unter genauem Brechungswinkel von 

 60°. Es kann daher ein solches Prisma un- 

 mittelbar hinter den Projector gestellt werden, 

 und fängt doch alles aus demselben kommende 

 Licht auf. 



Was die Scalen anlangt, so habe ich mir 

 dieselben durch Herrn Z ei s s in Jena mit der 

 Theilmaschine für meine Prismen auf Milli- 

 meterpapier in beträchtlicher Ausdehnung 

 entwerfen lassen ; man kann dieselben aber 

 auch selbst construiren, wenn man den 

 Brechungsindex der Substanz des Prisma für 

 die wichtigsten Frau nhof er 'sehen Linien 

 kennt; es ist dann nicht schwer, die Lage 

 derselben im Spectrum festzustellen, und 

 mau kann weiter aus einer willkürlichen 

 Scala — z. B. bei Eintheilung des Abstandes 

 zweier auf einander folgender Hauptlinien 

 in looTheile — die Wellenlängen bestim- 

 men. ' Man braucht auch nur die Lage der 

 Fraunhofer' sehen Linien im objeetiven 

 Spectrum direct aufzuzeichnen und in ange- 

 deuteter Weise die Wellenlängen dazwischen 

 einzutragen. 



Will man bei grosser Spaltbreite arbeiten, 

 - . i-t e> nöthig. die Scala bei geringer Spalt- 

 breite einzustellen, wo man die Fraun- 

 hofer' sehen Linien scharf sieht; man er- 

 weitert dann den Spalt symmetrisch, indem 

 man die Schneiden nach beiden Seiten gleich- 

 ig aus einander zieht, wobei keine irgend 

 in Betracht kommende Lageuänderung der 

 Linien statt findet. 



Wegen der Krümmung der Fraunhofer'- 

 schen Linien ist es zweckmässig, wenn auch 

 die Ränder des Diaphragma nicht geradlinig, 

 »oiidern in entsprechender Weise gekrümmt 

 sind, der eine auf der rechten Seite gelegene 

 concav, der andere convex. Immerbin ist der 

 durch gerade Schneiden bedingte Fehler kein 

 erheblicher. Dass das Diaphragma nicht 

 durchscheinend sein darf, ist wohl selbstver- 

 Btändlich. 



I i'-r von mir benutzte ' 'olli clor bestand aus 

 einer einfachen Convexlinse. Bei den Ver- 

 suchen mit dem Flintglasprisma fiel nahezu 

 da- ganze Spectrum auf die freie Oefrhung 

 da Linse and ward daher zu einem fasl 

 weissen Farbenbilde vereinigt ; dasselbe be- 

 sass unter allen l mständen leichte farbige 

 i<: . weil die Linse nicht achromatisch 



' Vjd ?. 1>. die Tabelle bei Vierordt, Quanti- 

 tative Spectralai 1876 s 104. 



war . auch waren im genauen Abstand der 

 Brennweite einige aus der sphärischen Ab- 

 weichung herrührende Ausbuchtungen vor- 

 handen. Ich zog es daher vor, die Versuchs- 

 pflanze nicht gerade in den Focus, sondern 

 dicht davor einzustellen, wo das auf einem 

 Schirm aufgefangene Lichtbild schärfere Con- 

 turen zeigte. Das hier auf die Sprossspitze 



— deren Blätter eine für die Ausnutzung der 

 Strahlen möglichst günstige Stellung erhielten 



— fallende Licht ist darum stets relativ stark, 

 weil die Strahlen, welche bei der Exposition 

 des Pflänzchens im Spectrum oberhalb und 

 unterhalb vorbeigegangen wären, durch den 

 Collector noch gegen die Mitte gebrochen und 

 somit auf die Pflanze gelenkt werden. 



Auf jeden Fall waren die aus der chroma- 

 tischen und sphärischen Aberration des Col- 

 lectors sich ergebenden Fehler so geringfügig, 

 dass sie auf das Resultat ohne Einfluss bleiben 

 mussten. Immerhin wäre es erwünscht, diesen 

 Collector durch einen aplanatischen zu er- 

 setzen, allein der hohe Preis einer solchen 

 Linse von grösserem Durchmesser machte 

 mir dies unmöglich. 



Der Spectrophor ist übrigens auch geeig- 

 net, gleichzeitig mehrere Objecte mit farbigem 

 Licht von gleicher Stärke zu bestrahlen, so 

 dass man z.B. 3 Eudiometer neben einander 

 exponiren kann, um nach der Methode Bous- 

 singaults die Kohlensäurezersetzung zu 

 studiren. Man braucht zu dem Ende nur 

 dicht hinter dem Collector in passender Weise 

 und auf die Theilstriche der Scala orientirt 

 3 Planspiegel aufzustellen , welche den vom 

 Collector gebildeten Strahlenkegel in drei 

 Theile zerlegen und bewirken, dass jeder 

 Thcil an einer anderen Stelle im Raum sich 

 zu einem Focus vereinigt. Statt der Plan- 

 spiegel können auch Glaskeile (Prismen mit 

 kleiner brechender Kante) zur Zerlegung des 

 Lichtkegels Verwendung finden. 



Für die Untersuchung der Wirkung der 

 ultrarothen und namentlich der ultravioletten 

 Strahlen ist die angegebene Zusammensetzung 

 des Spectrophors nicht brauchbar; ich be- 

 halte mir alier vor, denselben auch für das 

 Studium der Wirkung dieser Strahlen zu mo- 

 dificiren. Es ist dazu nöthig, als Projector 

 und Collector Hohlspiegel zu nehmen, und 

 die Glasprismen durch solche aus Steinsalz 

 und Quarz zu ersetzen. Die Hohlspiegel — 

 wenigstens der zum Collector bestimmte — 

 iverden auch für die Versuche mit farbigen 

 Strahlen geeignet sein, und vorder einfachen 



