83 



84 



Unter den Vergleichsspalt kann ein total 

 reflectirendes Prisma geschoben werden, das 

 durch ein seitlich eingeschraubtes Röhrchen 

 von einem in allen Richtungen verstellbaren 

 Spiegel Licht erhält und zwar von der näm- 

 lichen Quelle, welche auch das Object erleuch- 

 tet. Um eine gleichmässige, von der Stellung 

 des Auges unabhängige Beleuchtung des Ver- 

 gleichsspaltes zu erhalten, ist in der inneren 

 Oeffnung des Röhrchens eine Sammellinse 

 angebracht, welche von der äusseren, zum 

 Einsetzen von Diaphragmen u. s. w. ein- 

 gerichteten Oeffnung desselben Röhrchens 

 ein virtuelles Bild im Mikroskoptubus ent- 

 wirft, annähernd an derselben Stelle, an wel- 

 cher sich die Oeffnung desObjectivs befindet, 

 durch welches der Objectspalt s sein Licht 

 erhält. 



Wird vom Vergleichsprisma Gebrauch ge- 

 macht, so hat man jedesmal mittels desSpec- 

 troskops zu prüfen, ob das Licht, welches den 

 Objectspalt vor Einschaltung des Objectes 

 und das, welches den Vergleichsspalt erleuch- 

 tet, genau die gleiche Zusammensetzung 

 haben. Da dies im Allgemeinen, auch bei 

 Benutzung der gleichen Lichtquelle, nicht 

 der Fall ist, müssen die hieraus resultirenden 

 Störungen elirninirt werden, was auf zwei 

 principiell verschiedenen, hier nicht weiter 

 zu erörternden Wegen, in genügender Weise 

 geschehen kann. 



In vielen Fällen thut man besser, das Ver- 

 gleichsprisma wegzulassen, wo dann der Ver- 

 gleichsspalt durch das unmittelbar neben dem 

 Object vorbeigehende, vom Spiegel des Mikro- 

 skops kommende Licht erhellt wird. Hier 

 sind Unterschiede in Qualität und Intensität 

 der Beleuchtung von s und s t noch leichter 

 zu vermeiden, bezüglich zu beseitigen. 



Nach richtiger Einstellung des Objectes in 

 Spalt s wird die Loupe herausgehoben und 

 der obere Theil des Apparates, das eigent- 

 liche Spectroskop, auf den unteren Theil 

 gesetzt, auf dem er mittels eines einfachen 

 Mechanismus in stets gleicher Lage fixirt 

 wird. Erschütterungen werden hierbei in viel 

 vollkommenerer Weise vermieden als bei den 

 bisherigen Spectralocularen. 



Der obere Theil des Apparates enthält nun 

 zunächst eine Collimatorröhre mit Linse , die 

 das von den Spalten kommende Licht auf ein 

 Prismensystem wirft. Dies lenkt die zerstreu- 

 ten Strahlen in ein um 60° gegen die optische 

 Axe des Mikroskops geneigtes Beobachtungs- 

 röhrchen, in dessen oberem Theil dieselben 



mittels eines schwachen Objectivs zu zwei 

 reellen Spectren (S und S^) vereinigt werden. 

 Man beobachtet beide durch eine Ocularloupe, 

 wo sie dann, auf 250 Mm. vom Auge projicirt, 

 von Fraunhofer's Streif a bis G eine 

 Länge von 185 Mm. haben, also beiläufig 

 unter einem etwa vier Mal grösseren Gesichts- 

 winkel erscheinen als die Spectren im Zeiss- 

 Abbe'schen Spectralocular. Die Lichtstärke 

 ist so gross, dass in vielen Fällen auch 

 bei Anwendung von Gaslicht die stärksten 

 Oelimmersionslinsen mit Vortheil zur Ver- 

 wendung kommen können. Betreffs der 

 Schärfe der Spectra nur die Bemerkung, dass 

 im Spectrum von Sonnenlicht, das durch zwei 

 Mattglasscheiben gegangen, bei einer Spalt- 

 weite von 25 [A und darunter, D sehr deutlich 

 und scharf doppelt erscheint, und zwar die 

 stärker brechbare der beiden Linien erheblich 

 dunkler und breiter als die andere, etwa so 

 wie in dem von G. Müller in Bd. II Nr. 6 

 der Publicationen des astrophysikali sehen 

 Observatoriums zu Potsdam auf Taf. 33 abge- 

 bildeten Sonnenspectrum. Die Zahl der unter- 

 scheidbaren Fraunhofer'schen Linien steht 

 bei Anwendung directen oder wenig gedämpf- 

 ten Sonnenlichtes der auf dieser Tafel abge- 

 bildeten nur sehr wenig nach. 



Das Gesichtsfeld kann durch zwei Schie- 

 berpaare, die mittels sehr leicht gehender 

 Schrauben senkrecht zu einander in der Focal- 

 ebene der Ocularloupe beweglich sind, belie- 

 big beschränkt werden. Das eine Paar ge- 

 stattet jede beliebige Gruppe von Wellenlän- 

 gen von Äund S t für sich wahrzunehmen und 

 auf ihre Helligkeit zu vergleichen, das andere 

 dient zur Abbiendung des überflüssigen seit- 

 lichen Lichtes, beides unumgängliche Erfor- 

 dernisse für genaue Messungen mit unserem 

 Instrument. 



Die Wellenlängen werden auf einer in be- 

 kannter Weise ins Gesichtsfeld zu projiciren- 

 den Angstr öm'schen Skala direct abge- 

 lesen. Für richtige Einstellung in Bezug aufs 

 Spectrum, sowie für schnellen Wechsel zwi- 

 schen Erleuchtung und Verdunkelung der 

 Skala sind besondere handliche Einrichtun- 

 gen getroffen. 



Die Bestimmung der Lichtabsorption ge- 

 schieht nun wie bei vielen anderen Spectro- 

 photometern in derWeise, dass man dieHellig- 

 keit beider Spectren an den zu vergleichen- 

 den Stellen gleich macht, was im vorliegen- 

 den Falle durch Aenderung der Weite des 

 Vergleichspaltes s t mittels der zugehörigen 



