83 



84 



Schwingungszahl auf die Ausscheidung der 

 Gasbläschen von "Wasserpflanzen ausüben. 

 Muss die Exrjosition im farbigen Licht aber 

 länger andauern, wie bei Studien über die 

 Zersetzung von Kohlendioxyd durch Blätter 

 oder auch bei Entfärbung von Chlorophyll- 

 lösungen, so ist zu bedenken, dass selbst bei 

 völlig sonnenklarem Himmel, doch zu ver- 

 schiedenen Tageszeiten, schon wegen des 

 verschieden hohen Standes der Sonne, die 

 gesammte Lichtstärke der Sonnenstrahlen 

 wechselt oder wenigstens wechseln kann; 

 wenn aber liier in dem einen Zeitraum die 

 Sonne ganz klar ist, während in einem an- 

 deren dünne Wolkenschleier an derselben 

 vorüberziehen, so werden die Differenzen der 

 Lichtstärke erheblich. Es ist darum noth- 

 wendig, den einfachen Spectrophor so zu 

 modificiren, dass derselbe eine gleichzei- 

 tige Exposition verschiedener unter sich 

 gleicher Beobachtungsobjecte in einem und 

 demselben Spectrum gestattet. 



Ich habe schon in meiner oben citirten 

 Abhandlung darauf hingewiesen, dass sich 

 die bezeichnete Aufgabe bis zu einem gewis- 

 sen Grade dadurch lösen lässt, dass man dicht 

 hinter der Collectorlinse des Spectrophors 

 mit ihrer schmalen Kante sich berührende 

 Glaskeile so einstellt, dass eine durch das 

 Diaphragma des Apparates gehende Strah- 

 lengruppe in zwei willkürlich bestimmbare 

 Theile zerlegt wird; jeder Theil vereinigt 

 dann seine Strahlen zu einem besonderen 

 Sonnenbilde, so dass man beispielsweise ein 

 grünes und ein blaues Strahlenbündel von 

 bekannter Wellenlänge und gleicher Concen- 

 tration neben einander zur Verfügung hat. 

 Allein mehr als zwei getrennte Strahlengrup- 

 pen lassen sich durchEinschaltung von Glas- 

 keilen nicht gut gewinnen, man ist daher zu 

 sehr zeitraubenden Differenz-Beobachtungen 

 genöthigt, will man die Curve einer Lichtwir- 

 kung für das ganze Spectrum feststellen. Ich 

 habe daher einen anderen Weg beschritten, 

 der es ermöglicht, gleichzeitig in beliebig 

 vielen Spectralregionen zu beobachten, wo- 

 bei in den einzelnen Regionen das Licht auf 

 gleiche Concentration gebracht wird 1 ). 



Die von mir angewandte Modification des 

 Spectrophors, die ich als zusammengesetz- 

 ten Spectrophor unterscheiden will, 



') Von der Anwendung des Gitterspectrums habe 

 ich auch hierbei -wieder abgesehen, da dasselbe unter 

 sonst gleichen Umständen nur etwa J /io der Lichtstärke 

 des prismatischen Spectrums besitzt. 



besteht darin, dass ich an die Stelle des Dia- 

 phragmas und der einen grossen Collector- 

 linse eine Combination von Cylinder- 

 linsen bringe, deren Cylinderaxen senkrecht 

 zur Längsausdehnung des Spectrums stehen, 

 also denFraunhofer'schenLinienjparallel lau- 

 fen. Diese Cylinderlinsen sind durch eine 

 metallene Fassung zu einem festen System 

 verbunden, welches den Spectrophor darstellt ; 

 die Brennweite der Linsen ist die gleiche, 

 ebenso ihre Höhe, diese übertrifft die Höhe 

 des Spectrums, während die Breite der Lin- 

 sen eine verschiedene ist und der Breite der 

 einzelnen, zu sammelnden Spectralregionen 

 entspricht, so dass jede einzelne Cylinder- 

 linse so breit ist wie ein bestimmter Spectral- 

 bezirk, der eine constante Zahl von Wellen- 

 längen umfasst. Diejenigen Linsen, welche 

 rothe Strahlen sammeln, sind natürlich viel 

 schmaler als diejenigen, welche zur Auf- 

 nahme von Blau und Violett bestimmt sind, 

 kurz, die Breite der Linsen ändert sich genau 

 nach Maassgabe der für das betreffende Spec- 

 trum gültigen Dispersionsskala. 



Es ist selbstverständlich, dass ein solcher 

 aus verschieden breiten Cylinderlinsen zusam- 

 mengesetzter Spectrophor nur für einen con- 

 stanten Abstand von Spalt, Projector und 

 Prisma, sowie für ein bestimmtes Medium 

 des letzteren ') adjustirt sein kann, minimale 

 Ablenkung der mittleren Strahlen voraus- 

 gesetzt. Um das Spectrum genau einstellen zu 

 können, sind auf den Rand der Fassung des 

 Spectrophors die wichtigeren Fraunhofer'- 

 schen Linien eingeritzt; fallen die Linien 

 des bei engem Spalt erzeugten Spectrums 

 genau mit diesen Strichen zusammen, so ist 

 das Spectrum eingestellt, und man kann nun 

 durch Auseinanderziehen beider Spaltflügel 

 den Spalt symmetrisch verbreitern. Bei An- 

 wendung eines guten Projectors ist eine 

 Verbreiterung auf 1 Mm. durchaus zulässig, 

 ohne dass nachweisbare Mengen fremden 

 Lichtes den einzelnen Spectralregionen bei- 

 gemischt wären. Die immerhin vorhandenen 

 Beimengungen sind so unbedeutend, dass sie 

 den Charakter und damit die specifische Wir- 

 kung der betreffenden Strahlengruppe nicht 

 alteriren ; auch sehe ich bei einer Spaltbreite 

 von mehr als 10 Mm. noch die Fraunhofer'- 

 schen Linien von E bis H. 



') Bei allen neueren Untersuchungen fülle ich meine 

 Hohlprismen mit dem sehr enrpfehlenswerthen, voll- 

 kommen farblosen Methyl-Salieylat der Fabrik des 

 Herrn Kahl bäum in Berlin. 



