87 



88 



sie unmittelbar oder in weiterem Abstände 

 hinter dem Spectrophor einschalte, kann ich 

 die Lichtstreifen nach Belieben verkürzen, 

 ohne dass sie schmäler werden. Ich kann aber 

 auch die Lichtareale in grösserer Breite zur 

 Wirkung gelangen lassen, dann müssen die 

 Objecte nur in entschiedener Entfernung 

 vom Spectrophor exponirt werden, also im 

 Roth näher an denselben heranrücken als 

 im Grün und gar im Violett. 



Dieser Spectrophor hat sich praktisch sehr 

 bewährt. Um die Lichtstärke zu erhöhen, 

 concentrirte ich das vom Spiegel des Helio- 

 staten gelieferte Licht noch durch einen Con- 

 densor. Es diente mir dazu ein grosses achro- 

 matisches Fernrohr-Objectiv von 217 Mm. 

 Durchmesser und 3,25 Meter Brennweite 1 ). 

 Der von diesem Condensor ausgehende con- 

 vergirende Strahlenkegel passirte den Spalt 

 kurz vor der Stelle, wo er am schmälsten war, 

 es wurde dadurch eine erhebliche Erhöhung 

 der Lichtstärke des Spectrums erzielt, wäh- 

 rend wegen der grossen Brennweite dieses 

 Objectivs die Schärfe desselben, die theore- 

 tisch durch Abweichung der auf das Prisma 

 fallenden Strahlen vom Parallelismus beein- 

 trächtigt wird, nicht merklich litt. Die ein- 

 zelnen, im Abstände von 400 Mm. vom Spec- 

 trophor gelieferten farbigen Lichtstreifen 

 besassen etwa 1 /, der Lichtstärke (Concen- 

 tration) des unzerlegten Sonnenlichtes, wenn 

 ich den Verlust durch Reflexion auf 40 bis 

 50 Procent veranschlage. 



Durch die Aufstellung des zusammen- 

 gesetzten Spectrophors war eine brauchbare 

 Lichtquelle gewonnen ; denn selbst an Tagen, 

 wo einmal leichtes Gewölk an der Sonne 

 vorüberzieht, lässt sich damit beobachten, 

 indem alle Objecte gleichzeitig den verschie- 

 denen Spectralregionen exponirt sind und 

 daher zugleich die vorübergehende Verdun- 

 kelung erfahren. 



Es galt nun ein zweckmässiges Verfahren 

 einzuschlagen, um die Zersetzung des Chlo- 

 rophylls in den Lösungen quantitativ bestim- 

 men zu können. Die hierfür erforderliche 

 Methode ist bereits von anderer Seite so voll- 

 kommen ausgebildet worden, dass sie nur 

 auf unseren Specialfall richtig angewendet 

 zu werden braucht: es ist die quantitative 

 Spectralanalyse nach der photometrischen 

 Methode von Vierordt. 



1 ) Es gelang mir, dasselbe durch Gelegenheitskauf 

 zu ganz billigem Preise zu erwerben. 



Auf eine Beschreibung der hierzu nöthigen 

 Instrumente und ihre Handhabung sowie der 

 anzuwendenden Vorsichtsmaassregeln kann 

 ich hier um so mehr verzichten, als Vier- 

 ordt 1 ) dieselben in der ausf ührlichstenWeise 

 dargelegt hat. Meine Versuche wurden aus- 

 geführt mit einem Universal-Spectralapparat 

 von Ktüss mit symmetrisch zu erweitern- 

 dem Doppelspalt, zur Aufnahme der absor- 

 birenden Flüssigkeit diente ein mit eingerie- 

 benem Stöpsel verschliessbares Glasgefäss mit 

 planparallelen Wänden und Schulz'schem 

 Körper. Die Concentration der Flüssigkeit 

 wurde stets so gewählt, dass der Spalt des 

 Vergleichsspectrums auf 100 oder 50 gestellt 

 werden konnte — 0,2 oder 0,1 Mm. breit war 

 — , so dass ich Rauchgläser niemals anzuwen- 

 den brauchte ; es sind die angegebenen ent- 

 schieden diejenigen Spaltbreiten, welche der 

 Methode die grösste Empfindlichkeit gewäh- 

 ren. Uebrigens muss ich für alle meine Be- 

 obachtungen Fehler von 1 bis 2 Procent in 

 der Ablesung der Lichtstärken concediren, 

 eine grössere Genauigkeit vermag ich nicht 

 zu erreichen. 



Als meine Untersuchung im Wesentlichen 

 beendet war, erhielt ich aus der Werkstatt 

 der Herren Schmidt und Haensch auch 

 ein Spectrophotometer von Glan 2 ). Hier 

 wird die Gleichheit der Lichtstärke zwischen 

 Absorptionsspectrum und Flammenspectrum 

 (NoTmallicht) hergestellt durch Drehung eines 

 Nicol'schen Prisma; bezeichnen J und / 

 die Lichtintensitäten, a den direct abzulesen- 

 den Drehungswinkel, so ist J' = </tang 2 «■ 

 Da bei kleinen Winkeln der Drehung um 

 einen Grad eine sehr beträchtliche, bei grös- 

 seren Winkeln eine viel geringere Abnahme 

 der Tangente entspricht, so ist das Instru- 

 ment von Glan namentlich ungemein 

 empfindlich bei der Messung stärkerer Licht- 

 absorptionen, während die Empfindlichkeit 

 bei schwachen Absorptionen sich insbeson- 

 dere dann verringert, wenn dieselben in das 

 Violett fallen, zumal bei Lampenlicht, welches 

 so arm an violetten Strahlen ist. Andererseits 

 besitzt das Photometer von Glan den gros- 

 sen Vorzug vor demjenigen Vierordt's, dass 

 man der so lästigen Einschaltung von Rauch- 

 gläsern auch bei den stärksten Absorptionen 



1 ) DieAnwendung des Spectralapparates zur Photo- 

 metrie der Absorptionsspectren. Tübingen 1873. 



2 ) Dasselbe ist beschrieben in Wiedemann's 

 Annalen. Jahrg. 1877, kürzer anch in Vogel's prak- 

 tischer Spectralanalyse. S. 344 ff. 



