40. Jahrgang. 



Nr. 26. 



30. Juni 1882. 



BOTANISCHE ZEITUNG. 



Redaction : A. de Bary. L. Just. 



Inhalt. Orlg. : Th. W. Engelmann, Ueber Sauerstoffausscheidung von Pflanzenzellen im Mikrospeotrum. 

 — Litt.: Comptes rendus hebdomadaires des seances de l'Academie des sciences. — E.C oss on, Compendium 

 florae atlantieae. — Neue Lltteratur. 



Ueber Sauerstoffausscüeiduiig 

 von Pflanzenzelleii imMikrospectrmn. 



Von 



Th. W. Engelmann in Utrecht. 



Im vergangenen Herbst und Winter habe 

 ich die Abhängigkeit der Sauerstoffausschei- 

 dung grüner Zellen von der Wellenlänge des 

 Lichtes mittelst der Bakterienmethode*), 

 unter Anwendung eines für diesen Zweck 

 nach meinen Angaben von Carl Zeiss ange- 

 fertigten Mikrospectralapparates, näher unter- 

 sucht. Eine kurze Mittheilung hierüber möge 

 an diesem Orte gestattet sein. 



Der Apparat ' ' . welcher bestimmt ist, ein 

 mikroskopisch kleines Spectrum in der Ebene 

 desObjectes zu entwerfen, tritt beim Gebrauch 

 an die Stelle der gewöhnlichen Beleuchtungs- 

 vorrichtungen des Mikroskops (Spiegel und 

 Diaphragmen . Er besteht aus : 1) einem in 

 jeder Richtung verstellbaren Planspiegel, 

 1 einem doppelten Spaltmechanismus, näm- 

 lich a einem mittelst einer Mikrometer- 

 schraube b i 1 a t e r a 1-symmetrisch beweglichen 

 Spalt, dessen Weite innerhalb der Grenzen 

 von und 2 Mm. bis auf etwa 0,001 Mm. 

 genau regulirt werden kann, b) zwei senk- 

 recht zu denen von a beweglichen 'sGrave- 

 »an de sehen Schneiden, zur Regulirung der 

 Länge der Lichtsp|lte, 3) einer Collimator- 

 Linse, 1 einem gcradsichtigen Prisma, 5) einem 

 Objectivsystem zur Entwertung des Spectral- 

 bildes des Spaltes. Da es, mit Rücksicht auf 

 die Natur der Objecte und die verfügbare 

 bezüglich erforderliche Lichtstärke, wün- 



• Veigl. Bot. Zt«. 1881, Nr 



im an den v 1 ! 



Stativen ', reDdeti 1-lr : t -mit 



zui?»t.' Oi ilannfkrometet ran Preise ron oa, 



\'MM am Jena zu beziehen. 



schenswerth ist, die absolute Grösse des 

 Spectrums verändern zu können , ist das 

 Objectivsystem nicht fest verbunden, sondern 

 können verschiedene angeschraubt werden. 

 Für die Objective A, B und C von Zeiss, 

 die für die meisten Zwecke genügen, beträgt 

 der absolute Abstand der Fraunhofer'schen 

 Linien« und .Ebez. 0,236, 0,180 undO,092Mm. 



— Die Schärfe der Spectren ist derartig, 

 dass bei Anwendung von Sonnenlicht (auch 

 sehr geschwächtem) und einer Spaltweite von 

 15 [i und weniger, einige Hunderte von Fraun- 

 hofer'schen Linien deutlich sichtbar sind. — 

 Die Lichtstärke ist, selbst bei Gebrauch 

 vonObjectiv^4 in Verband mit einer gewöhn- 

 lichen Gasflamme als Lichtquelle, genügend, 

 um Beobachtung der Bakterien bei starker 

 Vergrösserung noch bei einer Spaltweite von 

 10 jx und weniger zu gestatten. — Zur genauen 

 Bestimmung der Lichtart (Wellenlänge) 

 dient, namentlich bei Anwendung continuir- 

 licher Spectra, die Skala eines Okularmikro- 

 meters, die für jede Combination von Objec- 

 tiven auf das Sonnenspectrum reducirt wird. 



— Die Lage des Spectrums im Gesichtsfelde 

 in Bezug auf die Scala kann mittelst einiger 

 Schrauben regulirt werden. Bei continuii liehen 

 Spectren erfolgt dabei die scharfe Einstellung 

 mit Hilfe der Natronflamme. 



Unter Ersatz des Prismas durch ein Gitter 

 kann der Apparat auch in einfacher Weise zur 

 Erzeugung eines mikroskopischen Interferenz- 

 spectrums hergerichtet werden. Mit der Aus- 

 führung dieser in einiger Hinsicht Vortheile 

 bietenden Einrichtung ist Herr Zeiss augen- 

 blicklich beschäftigt.. 



Die liier mitzutlieili ndon Resultate wurden 

 unter Benutzung des prismatischen Mikro- 



speet.nmis erhalten. Sie betreffen die Krage 

 nach der relativen Wirksamkeit der versehie- 



