805 



806 



Sobald die Samen (re'sp. andere Pflanzen- 

 theile) Sauerstoff auszuscheiden und Kohlen- 

 säure auszuhauchen begannen, wurde die letz- 

 tere durch die Kalilauge absorbirt. Das Volu- 

 men der Luft im Apparate wurde in Folge 

 dessen vermindert und das Quecksilber fing 

 an, in die Steigröhre zu steigen. Von Zeit zu 

 Zeit konnte man die Höhe des Quecksilber- 

 niveaus an der Steigröhre ablesen und danach 

 die Volumenverminderung der Luft in dem 

 Apparate berechnen. Durch diese Volumen- 

 verminderung wurde das Volumen des ein- 

 geathmeten Sauerstoffes direct angezeigt. 



Die gesammte Menge der ausgeschiedenen 

 Kohlensäure war als kohlensaures Kali in der 

 Kalilauge enthalten, und wurde also hier nach 

 der Oeffnung des Apparates durch Fällung 

 mit BaCl 2 als BaCO :i bestimmt. 



Auf diese Weise habe ich also die Sauer- 

 stoffaufnahme auf gasometrischem Wege, die 

 Kohlensäureausgabe durch die Waage be- 

 stimmt. 



Diese Methode hat im Vergleich mit der 

 üblichen gasometrischen den Vorzug, dass die 

 Kohlensäure sich in der Luft des Apparates 

 nicht speichert, sondern die Athmung immer 

 fort in nahezu kohlensäurefreier Luft vor sich 

 geht; sie theilt aber mit der gewöhnlichen Me- 

 thode den Uebelstand, dass die Luft des Ap- 

 parates immer ärmer an Sauerstoff wird. 



Durch eine geringe Modification dieses 

 Apparates ist es mir gelungen, diesem Uebel- 

 stande abzuhelfen, so dass in dem Apparate, 

 welcher jetzt in meinem Laboratorium ange- 

 wendet wird, die Luft während der ganzen 

 Versuchszeit eine nahezu constante Zusam- 

 mensetzung hat. Dieser Apparat ist in Fig. 1 

 abgebildet. Als Versuchsgefäss, in welchem 

 die Versuchsobjecte enthalten sind, dient der 

 Kolben .4, dessen Inhaltsvolumen bis zu dem 

 Striche a genau mittelst einer Bürette bestimmt 

 ist. Der Kolben wird mit einem einfach durch- 

 bohrten Kork geschlossen. Um völlig luft- 

 dichten Verschluss zu erreichen, presst man 

 den Kork bis zu dem Striche a in den Hals 

 des Kolbens hinein, so dass der Hals des 

 Kolbens noch etwa 10 Mm. hoch über die 

 Oberfläche des Korkes hinausragt. In diesen 

 Raum giesst man eine 6-8 Mm. hohe Schicht 

 Quecksilber und darauf noch etwas Wasser. 

 Im Korke steckt eine dreifach (zwei Mal unter 

 dem rechten Winkel und ein Mal Uförmig) 

 gebogene Röhre e, welche in Fig. 2 besonders 

 abgebildet ist. Das Ende des kürzesten Schen- 

 kels dieser Röhre ist etwa 3 Mm. tief in Queck- 



silber, welches in dem Gefässchen q enthal- 

 ten ist, eingetaucht. Die Oberfläche des Queck- 

 silbers in diesem Gefässchen ist mit einer 

 dünnen Schicht Wasser bedeckt. Das Gefäss- 

 chen q ist mittelst Draht an dem Korke be- 

 festigt; an diesem Draht wird auch das 

 Gefässchen n mit concentrirter Kalilauge auf- 

 gehängt. Der äussere Schenkel des Uförmigen 

 Theils der Röhre e ist dünn ausgezogen. Der 

 grosse Glaseylinder C, welcher den Uförmigen 

 Theil der Röhre e umgibt, ist bis 2 / 3 seiner 

 Höhe mit Quecksilber gefüllt. In dieses Queck- 

 silber taucht also der grösste Theil der Uför- 

 migen Abtheilung der Röhre e. Das Ende des 

 dünnen Schenkels dieser Abtheilung ragt 

 einige Centimeter hoch über die Quecksilber- 

 oberfläche empor. Ueber den dünnen Schen- 

 kel der Röhre e ist das Eudiometer _D gestülpt. 

 Dieses Eudiometer ist mit reinem Sauerstoff- 

 gas gefüllt, es ist auf einem Faden, welcher 

 über die Rolle r läuft und an seinem anderen 

 Ende das Schälchen »S* zur Aufnahme von 

 Gewichten trägt, aufgehängt. Zur Befestigung 

 des Eudiometers an dem Faden dient ein 

 Korkring K, in welchen das Ende des Eudio- 

 meters geschoben ist. Die Dreiecke t' und t" 

 dienen zur Erhaltung des Eudiometers in 

 verticalerLage. Diese Dreiecke sind aus Draht 

 gefertigt, an welchen kleine Glasröhren ge- 

 schoben sind. Diese Röhren können um den 

 Draht wie um eineAxe rollen. Diese Einrich- 

 tung hat den Zweck, die zwischen den Drei- 

 ecken und dem Eudiometer unvermeidliche 

 Reibung zu vermindern. 



Wenn man mit diesem Apparate experi- 

 mentiren will, so fängt man damit an, dass 

 man das Eudiometer und die Röhre e mit 

 Sauerstoff füllt. Um dies zu erreichen, macht 

 man zunächst die Zusammenstellung wie in 

 Fig. 3 und leitet mittelst der HZhxef reines 

 Sauerstoffgas so lange durch den Apparat hin- 

 durch, bis man sicher ist, dass sämmtliche 

 Luft durch Sauerstoff verdrängt worden ist. 

 Nun entfernt man die Röhre f, hängt das 

 Gefässchen mit Kalilauge auf den Befesti- 

 gungsdraht des Gefässchens q unddurchHin- 

 einpressen des Korkes in den Hals des Vege- 

 tationskolbens und bringt die Röhre e mit 

 demselben in Verbindung. Jetzt giesst man 

 noch auf den Kork in den Hals des Kolbens 

 etwas Quecksilber, um den luftdichten Ver- 

 schluss zu erreichen, bringt auf die Queck- 

 silberoberfläche im Eudiometer etwas Wasser, 

 um das Sauerstoffgas mit Wasserdampf zu 

 sättigen und lässt alles etwa eine halbe Stunde 



