809 



810 



dampfes im Eudiometer bezeichnet. Die Luft 

 in dem Kolben ^i steht aber unter dem Drucke 

 b — (ö'-f- b")±b'", wo b"' die Differenz zwischen 

 dem Quecksilberniveau in der Röhre b und 

 in dem Gefässe q bezeichnet. Wenn 5=0, 

 d. h. wenn das Quecksilberniveau in der 

 Röhre e auf derselben Höhe wie im Gefäss- 

 chen q steht, so steht die Luft in dem Kolben 

 A unter demselben Drucke wie der Sauerstoff 

 im Eudiometer. Dies ist ein für die Ablesung 

 bequemster Fall, weil nun sämmtliche Gase 

 des Apparates unter demselben Drucke stehen. 

 Die Rolle r' dient eben dazu, die Gleichheit 

 des Gasdruckes im ganzen Apparate vor jeder 

 Ablesung herzustellen. Ueber diese Rolle 

 läuft von dem Schälchen # ein Faden, welcher 

 während des Versuches frei hängt, für die Zeit 

 der Ablesung aber durch Umbindung bei m 

 befestigt werden kann. Zieht man diesen 

 Faden bei m, so wird dadurch das Eudiometer 

 gehoben. Diese Hebung des Eudiometers 

 bewirkt in ihm und in der Röhre e eine Ver- 

 dünnung des Sauerstoffes, die wiederum ein 

 Steigen des Quecksilbers aus dem Gefäss- 

 chen q in die Röhre e zur Folge hat. 



Liegt in der Zeit, wo man die Ablesung 

 machen will, das Quecksilberniveau in der 

 Röhre e tiefer als in dem Gefässchen q, so 

 zieht man den Faden bei m, bis die beiden 

 Niveaus auf gleiche Höhe kommen, und fixirt 

 dieses Niveau in dieser Lage durch Befesti- 

 gung des Fadens an den Stift m. Jetzt hat 

 man sämmtliche Gase des Apparates unter 

 dem Drucke b — {b'-\~b") und kann nun die 

 Ablesung machen. 



Wenn die Pflänzchen in dem Apparate 

 Sauerstoff aufzunehmen und Kohlensäure 

 auszuscheiden beginnen , wird die letztere 

 durch die Kalilauge absorbirt. Das Volumen 

 der Luft in dem Vegetationskolben wird in 

 Folge dessen vermindert, und sobald die 

 Druckdifferenz zwischen der Luft, dem Kol- 

 ben und dem Sauerstoffe des Eudiometers 

 grösser als eine Quecksilbersäule von der 

 Tiefe des Eintauchens der Röhre e im Queck- 

 silber von q wird, wird der Sauerstoff aus dem 

 Eudiometer in den Kolben durch die Röhre e 

 übergehen. Auf diese Weise wird der durch 

 die Athmung verbrauchte Sauerstoff durch 

 neuen aus dem Eudiometer ersetzt, so dass 

 die Zusammensetzung der Luft in dem Kol- 

 ben unverändert bleibt. Nun wird aber auch 

 der Druck des Sauerstoffes im Eudiometer 

 vermindert. Wäre das Eudiometer in seiner 

 Lage befestigt, so müsste in ihm das Queck- 



silber aus dem Cylinder C steigen, da es aber 

 nur auf der Rolle r aufgehängt ist, so wird es 

 in Folge des atmosphärischen Ueberdruckes 

 immer tiefer im Quecksilber des Cylinders C 

 sinken. Wenn bei r, t und t' keine Reibung 

 wäre, und wenn die Wandungen des Eudio- 

 meters unendlich dünn wären, so bliebe bei 

 dieser Einrichtung das Quecksilberniveau im 

 Eudiometer immer auf derselben Höhe wie in 

 dem Cylinder C, und so würde die Luftpres- 

 sung in dem Vegetationskolben fortwährend 

 dem atmosphärischen Drucke gleich bleiben ; 

 da dies aber nicht der Fall ist, so muss ein 

 Theil des atmosphärischen Ueberdruckes sich 

 auf das Ueberwinden der Reibung (bei r, t 

 und t') und des hydrostatischen Druckes des 

 Quecksilbers auf die Wandungen des Eudio- 

 meters verbrauchen, in Folge dessen wird also 

 doch eine geringe Hebung des Quecksilbers 

 im Eudiometer eintreten. Je tiefer schon das 

 Eudiometer im Quecksilber gesunken ist, um 

 so grösser sind die für die weitere Senkung 

 zu überwindenden Widerstände, um so höher 

 wird sich also das Quecksilber in dem Eudio- 

 meter erheben. Da es bei unserem Apparate 

 darauf ankommt, die partiäre Pressung des 

 Sauerstoffes im Vegetationskolben immer con- 

 stant zu erhalten, so muss Sorge getragen 

 werden, dieser Hebung des Quecksilbers im 

 Eudiometer entgegen zu wirken. Zu diesem 

 Zwecke dient das mit Gewichten belastete 

 Schälchen S. Sobald das Quecksilber in dem 

 Eudiometer zu steigen beginnt, entfernt man 

 die Gewichte, bis das Eudiometer so tief ge- 

 sunken ist, dass die Quecksilberoberflächen 

 in dem Eudiometer und in dem Cylinder auf 

 dasselbe Niveau kommen. Sind schon sämmt- 

 liche Gewichte aus dem Schälchen entfernt, 

 und reicht das noch nicht hin, um die ent- 

 sprechende Senkung des Eudiometers herbei- 

 zuführen, so legt man die Gewichte auf den 

 Korkring K, bis die gewünschte Senkung 

 erreicht wird. 



Auf diese Weise ist es möglich, einen an- 

 nähernd constanten Gasdruck und zugleich 

 eine annähernd constante Zusammensetzung 

 der Luft in dem Vegetationskolben Tage lang 

 zu erhalten. Nur wenn man längere Zeit hin- 

 durch die Senkung des Eudiometers mit den 

 Gewichten zu reguliren versäumt, oder wenn 

 während des Versuches sehr starke Schwan- 

 kungen des Barometerstandes stattfinden, 

 können grössere Schwankungen in der Zusam- 

 mensetzung der Luft im Apparate eintreten. 



Auch wenn das Eudiometer so weit gesun- 



