Sil 



812 



ken ist. dass sein Rand auf die gebogene 

 Stelle der Röhre e stösst, ist es nicht absolut 

 nothwendig, den Versuch abzubrechen ; will 

 man ihn weiter fortsetzen, so darf man nur 

 die Ablesung vornehmen, eine entsprechende 

 Quantität Sauerstoff in das Eudiometer ein- 

 führen und wieder eine Ablesung machen 

 um zu erfahreu. wie viel Sauerstoff eingeführt 

 wurde . Nachdem dieses vorgenommen, kann 

 man den Apparat ruhig weiter arbeiten lassen. 



Ist die für den Versuch bestimmte Zeit vor- 

 über, so tritt man zur letzten Ablesung des 

 Gesammtvolurrfens der Gase im Apparate. 

 Wurde keinSauerstoff nachträglich eingeführt, 

 so wird die Menge des von den Pflanzen auf- 

 genommenen Sauerstoffes sofort durch den 

 Unterschied zwischen der ersten und letzten 

 Ablesung angezeigt ; hat eine nachträgliche 

 Einführung des Sauerstoffes stattgefunden, 

 so muss die .Menge desselben bei der Berech- 

 nung des anfänglichen Volumens mit berück- 

 sichtigt werden. 



Will man sich erkundigen, in wie weit die 

 Zusammensetzung der Luft in dem Vege- 

 tationskolben unverändert geblieben ist, so 

 kann man sich mit der Ablesung des Gesammt- 

 volirmens sämmtlicher im Apparate enthal- 

 tenen Gase nicht begnügen, sondern man 

 muss das Volumen der Luft in dem Vege- 

 tationskolben besonders berechnen: aus der 

 Verminderung oder Vergrößerung dieses 

 Volumens lässt sich die Veränderung in der 

 Zusammensetzung der Luft berechnen. 



Sofort, nachdem man die Ablesung gemacht 

 hat, öffnet man den Apparat, giesst die Kali- 

 lauge aus dem Gefässchen n in ein kleines 

 Kölbchen. verdünnt mit Wasser, schliesst das 

 Kölbchen mit einem guten Korke und bewahrt 

 es iurKoiilensäurebestimmung in einem koh- 

 lensäurefreien Raum. Sobald man mit diesen 

 Manipulationen fertig ist. füllt man das Eudio- 

 meter und die Röhre e aufs Neue mit Sauer- 

 stoff, hängt unter y ein neues Gefässchen mit 

 Kalilauge, stellt den Apparat zusammen und 

 letzt das Experiment weiter fort. 



In der zur Bestimmung der auegeschie- 

 denen Kohlensäure aufbewahrten Kalilauge 

 fällt man diu Kohlensäure mittelst l'.a('l 2 , 

 Hammelt den Niederschlag auf dum Filter, 

 wäscht ihn entweder mit ammoniakalischem 

 Wasser, oder zunächst mit einem mit BaCOj 

 ttigten und zuletzt mit reinem Wasser, 

 trocknet den Niederschlag, .'lulit und w;igt. 

 Aus dem Gewichte von BaCOj kann man nun 

 da- \ olumen der ausges< biedeneu COj leicht 



berechnen. Da das käufliche Kalihydrat, aus 

 welchem man die Kalilauge bereitet, nie von 

 kohlensaurem Kali frei ist, so wird die Koh- 

 lensäure dieser Verunreinigung durch BaCl 2 

 mitgefällt, wodurch natürlich die Menge des 

 Niederschlages bedeutend vermehrt wird. Um 

 richtige Resultate zu erhalten, ist es unerläss- 

 lich, eiue entsprechende Correction durch- 

 zuführen. Zu diesem Zwecke bestimmt man 

 vorerst in einer besonderen Probe die Menge 

 des Niederschlages, welcher aus 1 g. Kalilauge 

 durch BaCl 2 gefällt wird, wägt immer vor 

 dem Versuche die zur Absorption der Kohlen- 

 säure bestimmte Kalilauge, und berechnet 

 danach die Menge des Niederschlages, welche 

 von der gefundenen abzuziehen ist. 



Auf diese Weise kann man ganz wie mit 

 meinem früheren Apparate Wochen lang mit 

 demselben Objecte experimentiren und eine 

 ganze Reihe von Bestimmungen des aufge- 

 nommenen Sauerstoffes und der ausgeschie- 

 denen Kohlensäure durchführen. 



Die Fehlerquellen, welche bei der Anwen- 

 dung des beschriebenen Apparates in Betracht 

 kommen, sind dieselben, wie ich sie für mei- 

 nen früheren Apparat in meiner Abhandlung 

 über Pflanzenathmung geschildert habe *) . Die 

 wichtigste dieser Fehlerquellen ist die, dass 

 man nicht sofort nach der Zusammenstellung 

 des Apparates die Ablesung macheu kann, 

 sondern dass man immer warten muss, bis die 

 Temperatur des Apparates mit der der äusse- 

 ren Luft ins Gleichgewicht kommt. Die Be- 

 stimmung des aufgenommenen Sauerstoffes 

 erstreckt sich demnach auf die Zeit zwischen 

 der ersten und letzten Ablesung, die Bestim- 

 mung der ausgeschiedenen Kohlensäure auf 

 die Zeit zwischen der Zusammenstellung des 

 Apparates bis zur Oeffnung desselben. Diesen 

 Fehler kann man wenigstens theilweise 

 dadurch corrigiren, dass man die Zeit zwi- 

 schen der Zusammenstellung des Apparates 

 und der ersten Ablesung genau notirt, und 

 dann nach dem Resultate des Versuches be- 

 rechnet, wie viel Sauerstoff während einer 

 solchen Zeit aufgenommen werden musste. 



Andere Fehlerquellen sind unbedeutend 

 und bedürfen meist keiner besonderen Cor- 

 rection (s. meine eit. Abhandlung). 



Der eben beschriebene Apparat wurde nach 

 meinen Angaben von Herrn Student Jentys 

 in meinem Laboratorium zusammengestellt 

 und hat sich bei der Handhabung als sehr 

 zweckmü ig erwiesen. 



• I e. S. 195, 



